534 Julius Stoklasa. 



in einer Schichte von einigen Millimetern Höhe vor. Der Kolben kann einen 

 Durchmesser im Boden haben von 40 — 60 cm. Es ist natürlich unumgänf?- 

 hch notwendig, daß man den Versuch bezüglich aerober Atmung der Bak- 

 terien in zwei oder drei verschiedenen Arrangements der Apparate vor- 

 nimmt, um über größere Mengen der Nährflüssigkeit mit Kulturen zu ver- 

 fügen. Die Bestimmung der Gesamtmenge des ausgeatmeten Kohlendioxyds, 

 Methans. Wasserstoffs etc. erfolgt auch hier nach den bei der anaeroben 

 Atmung geschilderten Methoden. Der Schwefelwasserstoff und das Ammo- 

 niak wird nach speziellen Methoden festgesteUt. 



V. Modifizierter Pettenkoferscher Apparat nach R. Kolkw^itz. 



Kolhvitz ') bediente sich der bekannten Pettenl-ofer?,Q\iQT\ Methode, 

 wonach zu den Versuchsobjekten kohlensäurefreie Luft zugeführt wird, 

 welche nach dem Passieren des Versuchsgefäßes die dort aufgenommene 

 Kohlensäure in genügend langen Absorptionsröhren an Barytlauge abgibt. 

 Diese Mengen der Kohlensäure können bis auf i/so '^9 genau gemessen 

 w^erden. Die teilweise zu Karbonat neutralisierte Barytlauge wird durch 

 Oxalsäure titriert, wobei Phenolphtalein als Indikator dient. 



Früher hat man den Luftstrom durch den Apparat gesogen. Kolk- 

 n-itz aber fand, daß es weit größere Vorteile bietet, ihn durchzudrücken. 

 Denn selbst bei \erwendung einer großen Saugflasche, die nach dem Ma- 

 rio^^ßschen Prinzip konstruiert ist, deren Luftverdünnung Kolkwitz außer- 

 dem durch einen elektrischen Regulator am Manometer konstant hielt, heß 

 der Luftstrom mit der Zeit an (Teschwindigkeit nach. 



Kolkivitz' Apparatarrangement war wie folgt: Die austretende Luft 

 durchstreicht zwei U-förmig gebogene, mit Bimssteinstückchen gefüllte 

 Glasröhren. I"m die Kohlensäure der Luft zu absorbieren, sind diese Bims- 

 steinstückchen mit konzentrierter KaHlauge. d. h. 56o/oiger. entsprechend 

 dem Molekulargewicht getränkt. Der Abschluß der U-Röhren geschieht am 

 besten durch Gummistopfen, welche durch Glyzerinverschlüsse gesichert 

 sind. Den U-Röhren folgt eine kleine, gleichfalls durch Glyzerin verschlossene 

 Pettenkoferröhre. welche mit klarer Barytlösung gefüllt ist, um eine Kon- 

 trolle zu haben, daß die mit iUkali getränkten Bimssteinstückchen noch 

 absorbieren, und um die Luft noch mehr mit Feuchtigkeit zu beladen. Das 

 Glasrohr, welches das zweite U-Pohr mit dem Barytgefäß verbindet, ist im 

 Bogen hoch nach oben gekrümmt, damit nicht bei Gelegenheit ein Teil der 

 Barytlauge in das mit Bimsstein gefüllte Rohr steigt. Die mit Wasserdampf 

 gesättigte Luft, welche jetzt nur noch aus Sauerstoff und Stickstoff be- 

 steht, durchstreicht nun ein langes Rohr, in welchem sie auf die im Kul- 

 turgefäß herrschende Temperatur vorgewärmt \nrd. Das Ausführungsrohr, 

 welches die von den Bakterien kommende, mit Kohlensäure beladene Luft 

 zu den Meßröhren führt, steigt am besten erst ca. ^ 3 m empor, denn wenn 



^) R. Kolkiritz, Über den Einfluß des Lichtes auf die Atmung der niederen Pilze. 

 Fringsheiim Jahrb. Bd. 33 (1899). 



