536 Julius Stoklasa. 



gefäße befinden sich in einem Bleclikasten. Über die Fläche der ersteren 

 steht eine ca. V2 cm hohe Wasserschicht. Um eine oleiohmäßio^e Tempe- 

 ratur des Wassers und der Kulturgefäße zu erzielen, ist ein Rührwerk er- 

 forderhch, welches das Wasser durchrühren und über das Glasgefäß fort- 

 treiben soll. Dieses Rührwerk wird mit Hilfe einer Babeschen Turbine 

 durch den Druck der Wasserleitung getrieben. Ohne Rührwerk differiert 

 die Temperatur des über dem Kulturgefäli stehenden Wassers von dem 

 übrigen um etwa 1°, mit Rühren um 0*04 » C. Der die Kulturen enthaltende 

 Blechkasten ist von einem Holzgestell umgeben, welches sich mit Teppichen 

 so dicht benageln läßt. daU die Kulturen gut verdunkelt sind. NatürUch 

 müssen kleine Öffnungen für den Durchtritt der Zu- und Ableitungsrohre 

 und für den Hebel des Rührwerkes freigelassen werden. 



Um sich jederzeit von der konstanten Temperatur des Heizwassers 

 überzeugen zu können, benutzte Kolkwitz ein fast V/i m langes Thermo- 

 meter, welches unten in das Wasser eintaucht, oben aber über den Duu- 

 kelraum hinaus in der Luft frei sichtbar ist. 



VI. Apparat von Theodor Pfeiffer und 0. Lemmermann. 



Das schon vielfach benutzte l'rinzip. Gase nicht zu messen, sondern 

 die entsprechende Quecksilbermenge zu wiegen , bildet die Grundlage für 

 den Apparat zur Bestimmung der gasförmigen Stoffwechselprodukte der 

 Bakterien , welcher von Theodor Pfeiffer und 0. Lemmermann zusammen- 

 gestellt wurde. 



Beide Autoren benutzten diesen Apparat, um die Denitrifikations- 

 prozesse zu studieren. Die ausführliche Beschreibung dieses Apparates be- 

 findet sich in ihrer Arbeit, betitelt ,.Ein neuer Apparat für gasanalytische 

 Untersuchungen" , Landwirtschaftliche Versuchsstationen. Bd. 50. S. 14?> 

 (1898). 



VIL Apparat von Minkman. 



Minkman ^) konstruierte einen speziellen Apparat zum Auffangen von 

 Gärungsgasen mit minimalem Quecksilbervolum und minimalem Queck- 

 silberspiegel. Zweck dieses Apparates ist, das Gas oberhalb des Queck- 

 silbers zu sammeln und dabei einen so klein wie möglichen Quecksilber- 

 spiegel zu bekommen, um die Bildung des giftigen Dunstes dieses Metalles 

 im Apparat und zu gleicher Zeit das Gewicht des Ganzen minimal zu 

 machen. Die Konstruktion ist folgende: 



Zu Boden des Glases ist ein eiserner Ring vermittelst einer Gips- 

 schicht in der Weise gefestigt, daß nur die drei Haken herausragen. 

 Innerhalb des Glases und auf dem Gipsboden wird die Kulturflasche auf- 

 gestellt, deren Boden einen horizontalen Kragen mit drei Ausschnitten 



\) M. W. Beijerinck und D. ('. J. Minkman, Bildung und Verbrauch von Stick- 

 oxydul durch Bakterien. Zeutralbl. f. Bakteriol. , Parasitenkunde und Infektionskraukh. 

 U. Abteil. Bd. 25. Nr. 1—4 (1909). 



