540 



R. Höber. 



Um- 



ver- 

 Vei- 



c. 



Diejenige Lösung, aus welcher sich eine Zellsäule von derselben Höhe ab 



gesetzt hat wie aus der unvermischten Zellsuspension, ist mit dem Zell 



Inhalt isotonisch. 



Die Zentrifuge soll gleichmäßig laufen und womöglich 3000 



drehungen in der Minute machen. i) 



Hämatokritrohre sind von Hugershoff in Leipzig zu beziehen. 

 An einem (für die Messung der Innenspannung sonst nicht zu 



wendenden) Hämatokriten von Kottmann ist ein besonders sicherer 



.Schluß der Rohrenden angebracht.^) 



2. Das Trichterröhrchen von Hamburger^): 

 Es unterscheidet sich von dem i^oc^^peschen Hämatokriten 

 besonders durch den Dauerverschluß des Kapillarendes und 

 die größere trichterförmige Erweiterung (siehe Fig. 151). 

 Die 61mm lange Kapillare faßt bis zum Teilstrich 100 

 genau 0*01 oder 0'02 cm^, der Trichter ist mit etwa 

 0"2o bzw. 0*5 cm^ Lösung zu füllen. Zwecks Messung der 

 Innenspannung füllt man wieder ein Trichterröhrchen nur 

 in seinem kapillaren Teil mit der Zellsiisponsion. in anderen 

 Röhrchen füllt man die Trichter mit den verschieden kon- 

 zentrierten Lösungen, fügt dann in jedes das gleiche 

 Quantum Zellsuspension wie in das erste, setzt auf jedes 

 Röhrchen den Ebonitdeckel (siehe Fig. 151) und schüttelt 

 um. Dann wird zentrifugiert und dieTnnenspannung wieder 

 so wie beim Hämatokriten von Koeppe ermittelt. Die 

 Aufnahme und Übertragung der Zellsuspension in das 

 Trichterröhrchen geschieht mit Hilfe einer gradierten 

 Kapillarpipette. 



Die Trichterröhrchen werden von Hugershoff in 

 Leipzig geliefert. 



Beiläufig sei noch darauf hingewiesen, daß man mit 

 Hilfe des Hämatokriten natürlich sowohl die osmotischen 

 Drucke kleiner Flüssigkeitsmengen messen als auch unter- 

 einander isotonische Lösungen herstellen kann; Gleichheit 

 der Volumina gleicher Zell- bzw. Blutkörperchenmengen 

 ist in jedem Falle das Entscheidende. 

 (Allein zur Messung der Zellvolumina geeignet sind die Hämatokrite 



von Kottmann (1. c.) und Banniger. *) 



*) über eiue besonders leistungsfähige Zentrifuge von Thilenius siehe Koeppe, 

 Über das Lackfarbenwerdeu der roten Blutscheiben. Pfliigcrs Archiv. Bd. 107. S. 183 

 (1905) und Über die Yolumbestimmuug der roten Blutkörperchen durch Zentrifugieren 

 im Hämatokriten. Ebenda. Bd. 107. S. 187 (1905). Im übrigen siehe für Zentrifugen 

 Bd. 1. S. 116. 



-) Kottmann, 1. c. 



^) Hamburger, Eine Methode zur Bestimmung des osmotischen Drucks sehr ge- 

 ringer Flüssigkeitsmengen. Biochem. Zeitschr. Bd. 1. S. 259 (1906). 



*) Banniger, Die Bestimmune des Blutkörperchenvoluraens. Berliner klin. Wochen- 

 schrift. S. 161 (1909). 



Fiff. 151. 



