Biologische Gasanalyse. f,r,(j 



bohrungeu (III). Alle drei Formen ^jcwiiliioii Koiiiiiiuiiikatioii /wischen 

 höchstens zwei Ilöhren. Dreiwej^liiihne /iir N'eritindiin^^ von zwei oder 

 drei rechtAvinkelig- oder unter 60» zueinander stellenden Röhren hesity.en 

 T- oder Y-lJohnmi^'. Bei der ersten jj;elit die Verliindun^^ entweder ^'erad- 

 linig oder im Winkel von 90« oder gleichzeitig: beide Weire (IV). r»<'iiM 

 Hahn mit Y-Bohrung in einer Ebene (V) sind drei im Winkel von (U)" 

 abgehende Iiohre verbunden. Diese Bohrung kann dann weiter mit einer 

 Schwanzhahnbohrung in Verbindimg gebracht werden. Sehr kompliziert wird 

 die Herstellung, wenn man mehr als vier Wege zeitweilig in \eri)indiing 

 bringen will. So hat man, um ein Bohr mit vier anderen zu ihm recht- 

 winkelig stellenden zu verbinden, einen Doppelhahn mit zwei ineinander 

 sich drehenden Hahnstopfen konstruiert. 



Zur Dichtung der Hähne schmiert man den Stopfen mit einem (ro 

 mische von Paraffin, Wachs und Vaseline o. Ä. Man schmilzt t^elbes Wachs 

 mit Vaseline über kleiner Flamme zusammen, setzt dann eine Sjuir Kolopho- 

 nium und Paraffin in steigenden Mengen hinzu, und zwar i)riiff man die 

 Konsistenz vor weiterem Zusatz so, da(j man einen Tropfen des (rc- 

 misches auf kalter Glasplatte erkalten läßt und nach ;-»0 Sekunden (^twa 

 versucht, ob die Fingerbeere beim Eindrücken in den harten Tropfen s(!hnell 

 eine Erweichung hervorbringt. 



Ist das der Fall, so ist das Gemisch richtig. Man braucht über 

 und unter etwa 20" C verschiedene Mischungen. Geppert empfiehlt 1 Teile 

 weißes Wachs, o Teile Vaseline und 1 Teil Kolophonium. Auch Adeps lanae 

 anhydricus. Pharm. Germ. IV, oder ein Gemisch aus 2 Teilen weiliem Wachs 

 mit 1 Teil Adeps lanae wird empfohlen (siehe dieses Handbuch . Bd. I. 

 S. 15o). Ein gut gefetteter Hahn muß wasserklar durchsichtig sein . darf 

 keine Streifen zeigen. Die Bohrungen müssen fettfrei sein. Um dieses zu 

 erreichen, soll der Haliustopfen beim Einfetten uui- am äuileren und 

 inneren Teil, nicht in der Mitte, wo sich die Bohrungen befiiuh'ii. irefettet 

 werden. Ein richtig gefetteter Hahnstopfen darf vor Beginn der Analyse 

 nicht wieder herausgenommen werden, sonst muli man das Kinfetten 

 wiederholen. 



Kautschukverbindungen. 



Beim Arbeiten mit Quecksilber verwendet man als \'erbindung zwischen 

 größeren kugelförmigen oder röhrenartigeii Gefäßen sog. Patentschlaucli. 

 d. h. dickwandigen schwarzen Gummischlaucli, der einen Druck von meh- 

 reren Atmosphären aushält. Empfehlenswerter als der weniii: delinliare 

 Schlauch mit Einlage ist die äußere Umwicklung der Schläuche mit l.einen- 

 band oder das Umflechten mit Bindfaden. Letzteres stört die Beweglich- 

 keit am w(!nigsten und macht die Wand selbst gegen hohen Druck widei-- 

 standsfähig. Für die Verbindung von (ilasteileii an den Apparaten >t'lb>t, 

 bei denen Glas an Glas stoßen soll, ist ein sehr gut elastischer schwarzer 

 oder roter Schlauch mit etwa doppelt so starker Wand als lichter Weite 

 zu empfehlen. Zur Sicherung bindet man ihn durch gewachsten, nicht zu 



.\ hdorhaldi^n, Handbuch der biochemischon Arbeitsmethoden. 111. 3li 



