560 Franz Müller. 



dünnen Faden oder weichen, 1 — ^/^mm dicken Eisendraht. Dieser muß 

 mit einer Flachzange so angezogen werden, daß au den Stellen, an denen 

 der Draht zusammengezogen ist, der Schlauch sich nicht zwischen den 

 beiden Teilen des Drahtes einklemmt. An solchen Stellen wird der (xummi 

 immer schnell undicht. Ein luftdicht schließendes Gummischlauchstück darf 

 sich mit den Fingern nicht mehr um das Glasrohr drehen lassen. 



Reinigung der Gummischläuche. 



Verwendet man für die Verbindung von zwei Glasstücken Gummi- 

 schlauch, so sollen die abgeschmolzenen Glasenden möglichst ohne Zwischen- 

 raum miteinander verbunden werden. Denn Kautschuk absorbiert Sauer- 

 stoff und Kohlenwasserstoffe und ist für Kohlensäure durchlässig. Auch 

 gibt er Wasser an trockene Gase ab. \) Der zu verwendende (lummi darf 

 innen keinen Talcumüberzug haben, sondern muß glatt, schwarz oder rot 

 aussehen. Eventuell spüle man ihn sorgfältig aus. Man kann ihn zweck- 

 mäßig mit wenig Vaseline einfetten. Kautschuk enthält vom Vulkanisieren 

 Schwefelverbindungen, die sich in Berührung mit Laugen zu Schwefel- 

 alkali lösen. Eine derartige Lauge wird l)eim Stehen gelb und vei-zehrt 

 merkliche Mengen von Sauerstoff. Man soll daher den Gummischlauch erst 

 längere Zeit in Lauge liegen lassen, dann mit Säure und Wasser vor dem 

 Gebrauch ausspülen und die Lauge aus dem Absorptionsgefäß, in welchem 

 nur Kohlensäure absorbiert werden soll, so oft entfernen, bis sie nach mehr- 

 tägigem Stehen rein weiß bleibt. Um die Gasabsorption und Gasdiffusion 

 zu verhindern, wird auch Bestreichen mit Kopallack empfohlen. 2) 



Reinigung des Quecksilbers. 



Zur exakten Bestimmung von in Wasser nicht unbeträchtlich lös- 

 hchen Gasen muß man das Gasgemisch über Quecksilber auffangen und 

 analysieren. Teils um Sauerstoff absorption und Kohlensäureentwicklung zu 

 vermeiden, teils um glatte Menisken zur scharfen Ablesung zu erzielen, 

 muß das Quecksilber vor dem Gebrauch von anderen metallischen Verun- 

 reinigungen befreit, staubfrei und trocken gemacht werden. Man muß ge- 

 stehen, daß eine sehr bequeme lleinigungsmethode des Quecksilbers von 

 beigemengtem anderen Metall noch nicht existiert. 



Die von Weinhold empfohlene Destillation im Vakuum liefert nicht 

 völlig reines Metall. Der Apparat in der Modifikation von Hemjjel (siehe 

 Gasanalyt. Methoden, Fig. :-}6) besteht aus einem etwa 70 cm langen Rohr, 

 oben mit kugeliger Erweiterung. Das Rohr steht unten in einem kurzen 

 weiteren Rohr mit Korkverschluß. Durch den Kork führt ein mindestens 

 1-60 m langes dünnes Glasrohr bis fast an die innere Wölbung der kuge- 

 igen Erweiterung des erstgenannten Rohres heran. Das lange, dünne Rohr 

 ist unten S-förmig gebogen und besitzt in der Mitte etwa kurz unter der 



Vgl. dieses Handbuch. Bd. I. S. 11. 



^) Harbeck und Ltmge, Zeitscbr. f. anal. Chemie. Bd. 16. S. 30. 



