Biologische (iasanalysc. 



56r> 



Aus Tubelle 18 der JADiäolt-Börnsfcini^vhvh physikaliscli-cheinischen 



Tabellen M entnehme ich tiii- niitMessinm-^ewichte f^ewoj^n-ne (Jewichts- 



nieni^en bei 760 mm Luftdruck d.is Volunicu . «las 1 y entspricht. *) Es 

 ist bei 



1 



Das Volumen ist also gleich dem gefundenen (iewicht multipliziert 

 mit diesem \Yert x. 



Bei kurzen und engen, an beiden Seiten offenen Röhren ist das 

 Kalibrieren ziemlich einfach, indem man an dem unteren i'lnde vermittelst 

 dickrwandigen Gummis, den man mit Leinenband fest umwickelt, ein hart 

 (llas an Glas schließendes kurzes liohr mit (ilashahn befestigt, das in eine 

 mögüchst enge Glasspitze ausmündet. 



Man liest den Stand des obersten Punktes des Quecksilberraeniskus 

 in der luftfrei mit reinem Quecksilber gefüllten, vorher gereinigten Röhre 

 ab. Um die parallaktische Verschiebung zu vermeiden, mit 

 anderen Worten, um eine horizontale \'isierlinie zu ei- 

 reichen, empfiehlt es sich, die Teilungsmarken rund um 

 die Röhre herum laufen zu lassen. Wenn das Auge den 

 Teilungsring als geraden Strich, nicht als Kreis sieht 

 (Fig. 164 bei der durch seitlichen Strich markierten Stelle), 

 so befindet es sich in gleicher Höhe mit ihm. Ist solche 

 Ringmarke nicht vorhanden, so hilft man sich durch ein 

 Stück Milchglas, auf dem ein kleines Stück Spiegelglas 

 aufgekittet ist. Man bringt das Spiegelbild des Teilstriches 

 mit dem Teilstrich selbst zum Zusammenfallen, verschiebt 

 dann, ohne die Stellung des Auges zu verändern, das (ilas 

 ein wenig, bis das Milchglas hinter der Teilung steht und 

 liest ab. 



Das Quecksilber läßt man in ein gewogenes Wäge- 

 glas eintropfen und wägt von Zentimeter zu Zentimeter 

 oder in größeren Abständen, je nach der erforderlichen Genauigkeit. Durch 

 Umrechnung des Quecksilbergewichts auf \'olumen nach der vorstehenden 

 Tabelle findet man den Rauminhalt zwischen den abgelesenen Teilstrichen. 



^ 



H,0 



FiR. 164. 



') Laiidolf-Börnstein, rhysikaiiscii-cliomischc Tabellen. 3. Aufl. Berlin. .1. Springer. 

 1905. S. 42. 



-) Die Zahlen bedeuten genauer ilefiniert das auf den leeren lliiuni reduzierte 

 Gcwiclit derjenigen H.,0- resp. Ilg-Monge. die in Messinggev.iehten gewogen einem (ininim 

 gleichkommt, dividiert durch die Dichte bei der betreffenden Temperatur. 



