568 



Franz Müller. 



(siehe Fig. 167 B) in Tabelle 3 seines Buches gegeben. Daraus entnehme 



ich folgende Werte: 



Die genaue Berechnung des Kahberwertes findet sich auf S. 16 — ly 

 des Geppertschen Buches und soll hier wegbleiben, da die Benutzung dieser 



ioben geschlossenen, langen Eudiometer- 

 4 ff' röhren nach BunsenschQm Prinzip für 



-""-- tg n biologische Arbeiten nur noch ausnahm s- 



^ i ""[ weise erforderlich sein dürfte. 



Die Aichuna- von kugelförmigen 

 oder flaschenförmigen größereu Glas- 

 gefäßen (von ca. 5 cm^ ab) geschieht 

 genügend genau durch Wägung in 

 leerem und mit Wasser gefülltem Zu- 

 stand. So große Mengen Quecksilber 

 (1 crn^ Hg wiegt 13*ö(/) lassen sich auf 

 feinen Wagen nicht mehr mit der er- 

 forderlichen Exaktheit abwiegen. Dabei 

 ist zu bedenken, ob man die Hahn- 

 bohrung eines in Verbindung stehenden 

 Hahnes mit in die Kalibrierung einbe- 

 ziehen will oder nicht. 



Fig. 168. 



Aichung von Gasmessern. 



Die sogenannte feuchte Gasuhr von Eiste?- in Berlin ist bei nicht 

 allzu langsamem Gang mit sehr geringen Fehlern behaftet, nur muß der 

 Wasserstand genau kontrolliert werden. Die trockenen Gasuhren von Elster 

 dagegen, die im Innern Lederbälge tragen, müssen mindestens alljähr- 

 hch (bei Expeditionen vor Beginn und nach der Rückkehr) neu geaicht 

 werden, da das Leder trockener und härter wird und daher Risse bekommen 

 kann. ]\Ian aicht sie, indem mau aus einem etwa 10 / oder mehr Wasser 

 fassenden ausgewogenen Gefäß (Fig. 168 W) aus verschiedener Höhe, d. h. 

 bei verschiedener Geschwindigkeit, stoßweise das Wasser durch einen weiten 

 Schlauch in eine Flasche oder Behälter A auslaufen läßt, der sich in luft- 



