Biologische Gasanalyse. 



Ö69 



dichter Vorbimlun^- mit der (iasulir hciindct. So cniiittclt iii.in den l-N-ldcr 

 bei verschiedener Umdrcdinugsgcscliwiiidifikeit. l);is HtMincnisti! ist, die 

 trockenen Gasuhren hinter eine feuchte (iasuhr /u schalten, in diese liin- 

 einzuatmen und so dir Ai)\veichun<j:en bei verschieden ^nollcn Luftniengen 

 festzustellen. 



Allgemeine gasanalytisclie Methodik. 



Probenentnahme und Transport der Gasproben. 



Soll eine Gasprobe aus Räumen entnommen werden, in welchen In- 

 dividuen gelebt haben, oder in denen dieGasmischunf? aus bestimmten (iründen 

 untersuchungswert erscheint, und an einem anderen entfernten ( »rte analy- 

 siert werden, so muß die (lasprobe tatsächlich eine I)urchschnittsi)robe des 

 vorhandenen Gemisches darstellen , ohne durch die 

 Ausatmunjisluft des Entnehmenden oder sonst wie 

 während der Entnahme verändert zu sein. 



Man wählt zur Probeentnahme aus Luftkanälen 

 eine Stelle von mögUchst geringem Querschnitt. Im 

 Fabriks- und im Bergwerksbetriebe benutzt man große 

 Aspiratoren aus Zinkblech von etwa 10 l Inhalt, doch 

 kann man bei derartigen Metallbehältern niemals auf 

 tadellose Reinheit rechnen. Sauberer ist ein Aufsam- 

 meln in Glasgefäßeu, jedoch sind sie naturgemäli 

 schlechter zu transportieren, wenn sie nicht aus mit 

 Glasstöpseln versehenen, etwa 70 cm^ fassenden dick- 

 wandigen Flaschen bestehen (Fig. 169): In die trockene 

 und reine Flasche führt man an dem zu untersuchen- 

 den Ort einen langen Gasschlauch ein, durch den 

 (eventuell mittelst Pumpe oder Spritze) die innen 



befindliche Luft heraus- und die umgebende Luft eingesaugt wird. Nach- 

 dem dies mehrfach geschehen, verschlieljt man und befestigt und sichert den 

 Stöpsel, wenn die Füllung im IJergwerk unter erhöhtem Druck gegenüber 

 der atmosphärischen Luft oder an Punkten mit vermindertem Druck (Herg- 

 spitzen oder Pallon) geschah, durch ein über den Stöpsel gidegtes festes 

 Gummiband, das durch ein nun um die Flasche geklebtes Etikett gehalten 

 wird. Zwecks Überfüllung zur Analyse unter (,)uecksilber kann man einen 

 üwwsmschen Kunstgriff benutzen. Man öffnet den (ilasstopfen untiM- (,)m'ck- 

 silberund setzt einen doppelt durchbohrten Stopfen fest ein. Zwei den Stopfen 

 durchsetzende (Hasröhren (Fig. 170 an, und hh^ werden durch je ein in dem 

 Schlauch sitzendes solides (Jlasstück d unterbrochen. Man hatte den Schlauch 

 an a und h, sowie an a, und b, durch fest umgebumlene Fäden befestigt. 

 Zur Entleerung und Gberfüllung des Gases wird jetzt auf u, ein mit (,)n«'ck- 

 silber gefüllter Trichter aufgesetzt und b' mit einem kai)illaren rberfüllrohr 

 verbunden und die Fäden um c gelockert, so daß die Sclilänche loser an- 



Fig. 169. 



