572 



Franz Müller. 



große Mengen empfiehlt Hempd den folgenden, aus verbleitem Eisenblech 

 hergestellten Gasometer (Fig. 176). Er hat vor den sonst üblichen 

 den Vorzug, dali das Gas nicht wie dort über einer großen Flüssig- 

 keitsmenge steht, die die in ihr absorbierten Gase an das anders- 

 artige Gasgemisch abgibt und es so verändert , sondern durch eine 

 enge Schicht konzentrierter Chlormagnesium- oder Chlorcalciumlösung ab- 

 geschlossen ist. Die Glocke G hängt über dem völlig abgeschlossenen Hohl- 

 zyhnder C und taucht in die abschließende Salzlösung S. Der Gasometer 

 wird mittelst Zufuhrungsrohres in der Richtung des Pfeiles gefüllt. Das 

 Gas steigt durch Rohr r in die Höhe. Die Gasentnahme geschieht durch 

 Hahn h. Bei /, oben an der Glocke, befindet sich ein durchlöchertes Blech 

 mit Ringführung, damit die Glocke G sich stets senkrecht auf- und abbewegt. 



Fig. 178. 



Vis. 179. 



Will man eine kleinere Menge eines (iasgemisches ansammeln und 

 längere Zeit unverändert zur Analyse bereit halten , so muß dies über 

 Quecksilber geschehen. Als Gasometer dienen am einfachsten 2 Eprou- 

 vetten, von denen die engere in die weitere gestülpt ist und oben durch 

 einen festen Halter gehalten und bewegt werden kann. Man füllt das Gas 

 durch das Quecksilber hindurch ein, entleert es durch eine doppelt U-förmig 

 gebogene kapillare Gasleitung (Fig. 177j. Hempel empfiehlt zwei, durch 

 dickwandigen Gummischlauch verbundene Kugeln, von denen die eine in 

 ein kapillares, durch Gummi und Quetschhahn verschlossenes Auslaßrohr 

 mündet. Durch Heben oder Senken der Niveaukugel wird das Gas durch 

 die Kapillare ausgetrieben oder eingefüllt (Fig. 178). 



Einen sehr bequemen Gasometer hefert eine umgestülpte Kochflasche 

 mit doppelt dm'chbohrtem Kork.i) In der einen Bohrung sitzt ein kurz unter 



') Die Porosität des Kork hebt man auf durch Überziehen mit Paraffin. Schel- 

 lack (in Alkohol gelöst) oder Kollodium. 



