574 Franz Müller. 



weitgehende Genauigkeit zu erreiclien", gelten, wie wir sehen werden, l)ei 

 den zu biologischen Zwecken empfehlenswerten Methoden nicht unbedingt, 

 wenn auch das Abmessen über Quecksilber das sicherere, allerdings unbe- 

 quemere Verfahren bleibt. Doch gehört zur genauen Analyse über Wasser, 

 zumal kleiner Gasmengen und wenn ein in Wasser leicht lösliches Gas, 

 etwa Kohlensäure vorliegt, eine gewisse Übung: Die Ablesungen müssen 

 schnell gemacht werden, das Gas darf nach dem Einfüllen und vor der 

 Ablesung nicht länger als etwa 10 Minuten im Rohr stehen, die Röhren 

 müssen an der Berührungsstelle von Wasserniveau und Gas möglichst eng 

 und aufs peinlichste gesäubert sein. An der Glaswand anhaftende Wasser- 

 tropfen bedingen sehr erhebliche Fehler. (Anderer Rauminhalt als aus- 

 kalibriert, stärkere Gasabsorption an der Wandschicht!) Man muß ferner 

 bei Änderung des Niveaus schnellen Wechsel des Flüssigkeitsstandes ver- 

 meiden, das Wasser muß langsam an der Wand herab- oder herauf gleiten. 

 Bei Beachtung dieser Vorsichtsmaßregeln gelingt es selbst in Röhren bis zu 

 1 mm lichter Weite, tadellos exakte Abmessungen vorzunehmen. 



Abmessen über Wasser. 



Man gestaltet für kleinere Gasmengen die Büretten so, daß die das 

 Gas abschließende Wasseroberfläche, wie gesagt, möglichst geringen Durch- 

 messer hat und liest den Stand des Meniskus entweder gegen ein 

 dahinter gehaltenes Stück weißen Papiers oder nach Färben des Wassers 

 durch eine Spur Rosolsäure u. ä. gegen den hell beleuchteten Hinter- 

 grund ab. Bei Abmessen von kohlensäurehaltigen (lemischen wird dem 

 W^asser eine Spur Schwefelsäure zugesetzt (d. h. eine Säure, die keine Ten- 

 sion besitzt). 



Die einfachste Hcm.pehdie Bürette besteht (siehe Fig. 182) aus 2 Glas- 

 röhren von etwa Ibmm Querschnitt, die in eisernen Fußgestellen sitzen 

 und durch einen über 1 m langen, dickwandigen (lummischlauch in Ver- 

 bindung stehen. Das in 100 crn^ geteilte Meßrohr, bei dem jeder Kubik- 

 zentimeter wieder in Fünftel geteilt ist, verjüngt sich oben zu einer 

 7-2—1 mm weiten Schlauchspitze , auf der ein kapillarer dickwandiger 

 Gummischlauch mit Quetschhahn sitzt. Man verdrängt zunächst mit saurem 

 Wasser alle am Glase oder im Schlauch haftenden Luftbläschen, senkt dann 

 das Niveaurohr und saugt die Gasprobe in die Meßröhre ein, indem man, 

 wenn nötig, aus einem hochhängenden Gefäß Wasser in den Gasometer 

 nachströmen läßt. Will man längere Berührung der Gasprobe mit dem 

 Absperrwasser vor der Ablesung vermeiden, so saugt man eine mit 2 Glas- 

 hähnen versehene, zuvor getrocknete Meßburette (siehe Fig. 18o) mit der 

 Wasserstrahlpumpe leer und füllt dann das Gas in das leere Rohr ein, ohne 

 den unteren Hahn zu öffnen. 



Zur genauen Abmessung stellt man die Verbindung mit dem Niveau- 

 rohr her, während das Wasser im Niveaurohr etwas höher als in der 

 Bürette steht, öffnet den oberen Hahn ganz kurze Zeit, schließt, ohne 



