576 



Franz Müller. 



sein. Dann ergibt dessen augenblicklicher Stand den Eeduktionsfaktor (siehe 

 S. 593 ff., Tab. C). 



Beispiel: Atemluftanalyse über Wasser mit Thermobarometer. 



B 



100-36 

 100-31 

 100-31 



TB 



93-86 

 93-89 

 93-89 



Ablesung 1 



nach 10' 2 



„ 10' 3 



Nach COg-Absorption: 



Ablesung 1 97-58 93-89 



nach 10' 2 97-63 93-98 



„ 10' 3 97-64 93-99 



B korrigiert 

 (Fehler der 



Rohr- 

 kalibrieruug) 



100-90 



B korrigiert 



infolge 

 Temperatur- 

 änderung 



Resultat 



7. 



100-00 



97-62 



97-521) 



96-64 



Nach ()o-Absorptiou: 



Ablesung 1 



nach 1()' '2 



,. 10' 3 



„ 10' 4 



79-95 

 80-00 

 80-09 

 80-10 



94-00 

 94-10 

 94-20 

 94-22 



80-60 



80-322) 79-60^) 



Es enthalten 100 cm ^ Gas: 3-36o/o CO2 und 17-040/0 O«. 



Große Gasmengen (z. B. 200 l) bestimmt man am besten durch Wä- 

 gung in der durch Fig. 185 angedeuteten Art: Der Ballon Ä ist von dem 

 Fiillkessel F aus, der dabei hoch über A hängt, durch b mit Wasser gas- 

 frei gefüllt. Das Wasser erfüllt auch das Gasentleerungs- und Gaseinfüll- 

 rohr c. Das Wasser wird immer wieder zum gleichen Zweck benutzt, ist 

 mit der betreffenden Gasmischung gesättigt und besitzt die Zimmertempe- 

 ratur. Man wägt den Ballon mit Wasser gefüllt auf einer großen Dezimal- 

 wage , füllt dann von c aus bei Tiefstand des Füllkessels F das Gas aus 



*) In TB haben 93 cm^ um 010 zugenommen. Also hat das Gas in B infolge 

 Temperaturänderung entsprechend zugenommen: 97 crn^ auch um Olü. Diese gehen 

 von dem abgeleseneu und auf Fehler der Rohrkalibrierung zuvor korrigierten Volumen 

 97-62 cot' ab. 



") In TB haben sich die anfänglichen 9389 auf 9422, d. h. um 033 cm^ aus- 



gedehnt. Wenn 94c?w'sich um 033 ausdehnen, so nehmen 80 cm'* um = 028 cm'^ 



94 



zu. Diese durch Temperaturänderung bedingte Volumzunahme ist von dem auf Fehler 



der Rohrkalibrierung zuvor korrigierten V^olumen 8Ü'60 cm abzuziehen. 



') Es sind 100'31 ctn^ anfänglich als Menge der zu untersuchenden Gasprobe 



abgelesen. Durch Fehler der Rohrkalibrierung ergibt sich -|- 0'59 = 10090 cw^ als zu 



analysierende Gasmenge. Diese sind nach CO^- und Oj-Absorption uud Korrektur auf 



80*32 cm'^ vermindert worden. Um die prozentische Zusammensetzung zu finden, berechnen 



^''^^ ' Trin~rrQn' x = 0"72 cw", die von 8032 abzuziehen sind, 

 lüu ij*yu 



