Biologische (Jasanalyse. 



57' 



fineni (JasenthiiKlmifrsapparat. (JasoniotcM- oder l'.ombc oin iintor VVnlrün- 

 ^ting des Wassers uach /'. 



Sobald fast ganz mit (ias gefüllt ist, kleninit man die Verbindung nach /' 

 ab, läßt den Überdruck bei r heraus und stellt mit Hilfe des bisher oben 

 geschlossenen Wassermanometers (/ auf Atmosphii rendruck ein. In A steckt 

 ferner bis zum IJoden reichend ein abgeschlossenes kalibriertes (ilasrohr. 

 das außerhalb des Stopfens durch ein U-lJohr in ein Meßrohr (r) fuhrt. 

 Ks dient als Thermobarometer und wird ein für allemal so eingestellt, 

 daß es bei 0« und 760 mm Druck bis zur Nullmarke mit Luft gefüllt ist. 

 Wenn die Teilung V^o der Füllung und Bruchteile dieses Wertes anzeigt. 



Fig. 185. 



ergibt die Ablesung direkt den Reduktionsfaktor für das Gas in der Flasche. 

 Fehlt dies Thermobarometer, so müssen Temperatur und Luftdruck abge- 

 lesen werden. Die Wassertemperatur gibt ein bei (/ befindliches Thermometer. 



Bei einer .späteren Wägung, durch die das entnommene (rasquantum 

 ermittelt werden soll, wird die Änderung des Thermobarometers in Kechnung 

 gestellt und beide (iasmengen auf 0" und H\() min redu/.iert verglichen. 



Das gleiche Prinzip ist natürlicii auch für geringere (iasmengen bei 

 Benutzung kleiner, genauer Wagen verwendbar (Duriij). 



Abmessen über Quecksilber. 

 A, Nach Bunsen. 



1. Alte Methode. 



Die einfachste Art der Abmessung üiier Quecksilber ohne äußeren 

 Wassermantel geschieht in etwa 20 cm langen, mit T«'ilung und mit einer 

 Schnabelöffnung versehenen, etwa 2'^ mm weiten Höiiren (Fig. IHti. /). 



37* 



