578 



Franz Müller. 



Ist das Gas nicht direkt in dem Meßrohr gesammelt, so füllt man 

 es (Fig. 186, 2) über Quecksilber um. stellt das Meßrohr mittelst Lot senk- 

 recht über der Wanne auf und liest nach etwa 1 Stunde, wenn das Gas 



die Temperatur des Raumes 

 angenommen hat, unter Notiz 

 von Temperatur t und Baro- 

 meterstand B mittelst Fern- 

 rohrs aus etwa 2 m Ent- 

 fernung schnell ab (Fig. 186. 

 Nr. 5). (Die Körperwärme darf 

 die Gastemperatur nicht ver- 

 ändern.) Man stellt schon 

 vorher ungefähr ein, um recht 

 schnell al)lesen zu kömien. 

 Die Wände der Wanne müssen 

 aus Glas sein, damit man den 

 Stand des Quecksilberspiegels 

 an der Rohrteilung gleichfalls 

 ablesen kann. Bunsen em- 

 pfiehlt, zur besseren Beleuch- 

 tung der unteren Marke einen 

 Papierschirm mit Spalt ein- 

 zuschieben (Fig. 186, 4). Bei 

 Berechnung des sich aus Ab- 

 lesung bei a ergebenden kor- 

 rigierten \'olumens v ist der 

 faktische Meniskus f zu ad- 

 dieren (siehe S. 567) , wenn 

 das Meßrohr in aufrechter 

 oben offener Lage kalibriert 

 wurde. Die Differenz der Ab- 

 lesungen b~ a = d ergibt die 

 Höhe der dem herrschenden 

 Fig. 186. Barometerdruck entgegenwir- 



kenden, also von ihm abzu- 

 ziehenden Quecksilbersäule. 



Das Volumen v wird auf 0" und 760 ^nm reduziert. 



Vi = 



(v-hf) (B — d— w) 

 (1 + U-00367 t.r 



[ w =: Wasserdampftension bei t"). 



Beispiel (Bunsen): Feuchtes Gas in einem langen Eudiometer 



a = 317"3 mm 

 b = 565-9 „ 

 d = 248-6 www 



B = 746-9 mw 

 t = 20-20« 

 w = 17 6 mm 



