Biologische (Jasanalyse. rj-jij 



a korrigiert nach Kalibertabelle des Rohres ci-^ribt v = .l\)-J1 cm^ 



Faktischer Meniskus f = ()-4 



Druck = 746-9 — 24H-fi ITi; = 4H0-T 

 loj? 293-1 = 40702 

 loj? 480-7 = r)SlS7 



14S8'.> 

 + log compl. 1-0789 = 9(;90.", m 



1 1 792 



2. Nach Geppert vfrbessert. 



Bei der alten Bunsenmethode dauert die einzelne Analyse recht lange, 

 nur selten wurden Kontrollanalysen von den mit ihr arbeitenden Forschern 

 gemacht. Ferner findet der Tcmperaturausgleich zwischen Luft aur>erhalb 

 des Eudiometers und in ihm abgesperrtem (ias nur langsam statt und die 

 Temperatur der Gasprobe ist nur mit grol.ier Mühe sicher zu ermitteln. 



Geppert hat daher die Bunsenmethode dadurch sehr erheblich ver- 

 bessert, daß er die Eudiometer in Wasser versenkte und eine schnelle 

 Wiederholung der Ablesungen bei verschiedenem Druck als Kontrolle für 

 Ungenauigkeit der Bohrteilung und Kalibrierung ermöglichte: 



In einem hohen mit Wasser gefüllten Glaszylinder, dessen Boden aus 

 einer Quecksilberwanne besteht, hängen senkrecht hintereinander ein njit 

 Wassermeniskus versehenes Gefälibarometer und ein (oder mehrere) mit 

 feuchtem (las (gesättigt) gefüllte Eudiometer. (Meniskus von leicht saurem 

 Wasser.) Mittelst eines entfernt und wagrecht stehenden Feinrohres liest 

 man den Stand der Quecksilberkuppen ab, und zwar im Eudiometer direkt 

 auf der Teilung (bj und für das Barometer indirekt durch das Eudiometer 

 hindurch (aj wiederum an dessen Teilung. 



Das Gas steht dann unter dem Druck b — u. Das Volumen dvi^ (lases 

 ist durch die Ablesung b auch gegeben. Duich Änderung des Quecksilber- 

 niveaus in der Wanne verändert man den Druck und liest wiederum ab. 

 Die Einzelheiten des Apparates finden sich auf .S. (')72 und Fig. 22:1. 



Man bestimmt meist nicht bei Trockenheit, sondern unter Dampf- 

 spannung von Wasser. Lauge u. a. Hat man die gleiche Flüssigkeit im 

 Barometer, so ist keine Korrektur für die Grolle der Dampfspannung nötig. 



Fehlerquellen: 1. Das saure Wasser des Meniskus absorbiert CO«. 

 Bei lOOcm^ eines Gemisches mit o^/o CO., und dem liest atmosphiirischer 

 Luft, bei einem Volumen sauren W\'issers von 1 cm' und öOO ;/?/// Hg-Druck 

 würden 0-041 cm ^ Gas absorbiert sein. Bringt mau zur C(>2--^''-^<>i"!'f'<"' 

 etwa i\<:m'-^ ()"/o KOH in das Eudiometer, so wird von dem O -f N-(iemisch 

 etwa 0-03 "Vo absorbiert. Die l)ifferenz der abgelesenen (Jasmenge ergibt 

 also genau die absorbierte C0.2-Menge. 



*) Vgl. S. 094. Bunseiis Zalil ist etwas vcrscliiodeii von den /ahloii dort. 



