584 



Hier ergibt sich 



I. 



io-6:u 



k-^j 



10-656 

 im Mittel 10*645 c/w^ ohne Gg. 



Resultat: 100 cm^ Gas enthalten ToO"/,, CGg und 79-120/o Go- 



C. Prinzip von Petterson. 



1. ^gichHeinpel. Die folgenden zwei Abbildungen ( Fig. 188 Im. 11) zeigen 

 Gasbüretten, bei denen nach Petterson'^) in dem als Thermobarometer 

 dienenden Rohr ein beliebiges Gasquantum durch die gleiche Quecksilber- 

 menge abgeschlossen ist wie das 

 zu untersuchende Gas. Verschieden- 

 heiten in der Form der Meßbüretten 

 B und B^ entsprechen dem Bedüii- 

 nis, je nachdem man Volumina be- 

 stimmt, die voraussichtlich vor und 

 nach Absorption relativ geringe 

 Volumveränderung (II) oder sehr 

 erhebliche Abnahme (1) ergeben. 



Das Prinzip der JTempeZschen 

 Anordnung ist, daß bei jeder Ab- 

 lesung die Quecksilbermeniskeu in 

 den beiden Schenkeln des sowohl 

 mit B wie mit A kommunizieren- 

 den Manometers ik durch Heben 

 oder Senken der Niveaukugel G aut 

 den durch Marken bezeichneten 

 Anfangsstand gebracht werden. Hat 

 man beim Abschmelzen derÖffnung.p' 

 an dem kleinen kapillaren Ansatz- 

 rohr und AbschUeßen eines behebigen 

 Luftquantums in B den Barometer- 

 stand und die Temperatur abgelesen, so kann man jedes beUebige zu 

 analysierende (iasquantum in absolutem Maß bestimmen. Einfacher ist es 

 noch, B so zu füllen (siehe unten), daß die abgelesenen (iasvolumina die 

 auf 0" und 760 mm reduzierten Volumina darstellen. 



Handhabung: Nachdem ik bis zur Marke und G mit Quecksilber 

 gefüllt und B sowie A mit einer Spur Wasser innen befeuchtet sind, hat 

 man zunächst den Inhalt des doppeltrechtwinklig umgebogenen kapillaren 

 toten Raumes zwischen a und k zu bestimmen. Zu diesem Zweck füllt man 



Figr. 183. 



*) Petterson, Luftanalyse nach einem neuen Prinzip. Zeitschr. f. anal. C'hem. 

 25. Jg. 1886. S. 467. 



