Biologische Gasanalyse. 009 



Spezielle Methoden. 



EINLEITUNG. 



Man tt'ilt die speziellen .Methoden in Alt.s(ir|iti(in>an;dy>cii und \n- 

 brenniiniisanalysen. Sie werden im folgenden bei den einzelnen Gasen neben- 

 einander besprochen. 



Bei den Absorptionsanalysen um[\ die Absorptionslösnn^' die Tem- 

 peratur des Arbeitsraumes haben, was für biolo<z:is('he \ersuehe meist ohne 

 weiteres dadurch gegeben ist, daß die Ab.sorptionspijx'tten fest mit den 

 Meßbüretten verbunden .sind. Arbeiten in der Nähe eines Ofens oder /entral- 

 heizungsradiators ist unstatthaft, da Temi)eraturerh(ihun<: von 1 » auf l(K>r-m» 

 Gas einen P\'hler von 0'3°/o verursacht. Die Absorjitionslösung darf vor der 

 Einfüllung auch nicht bei sehr viel anderer Temperatur als der des Analysen- 

 ziramers gestanden haben. Nur in Ausnahmsfällen erwärmt man bei der 

 Absorption ( Phosphor). 



Weiter ist die annähernde Sättigung der Sperrflüssigkeit wie des Ab- 

 sorptionsmittels mit der zu untersuchenden Gasmischnng für genaue .Vnalysen 

 unbedingt erforderlich. Es sei z. 15. bei einer Luftanalyse das absperrende 

 Wasser durch eine vorhergegangene Analyse mit reinem Saueistoff gesättigt, 

 so tritt, wenn jetzt Luft über dem Wasser steht, etwas Sauerstoff aus und 

 Stickstoff dafür ein. Da Stickstoff in Wasser nur \/.,mal >(> löslich ist 

 wie Sauerstoff, wird der Fehler bei nicht langem \erweilen dei- Luft über 

 Wasser zwar gering sein. (Absorptionskoeffizient bei '20" (>, 0"().">1, 

 N — 0-016, CO — 0-028.) Anders, wenn das Wasser mit Stickstoff oder 

 Kohlenoxyd gesättigt war und dann fast reiner Sauerstoff zur An:ilyse ge- 

 langt. Man wird daher am besten, wenn größere Mengen der zu prüfenden 

 Mischung zur Verfügung stehen, das Gas in kleinen .Mengen ein- oder 

 zweimal ohne abzulesen durch den Apparat und die .Vb.sorptionslösungen 

 gehen lassen und dann auch die ersten Analysen ihm li mit Vorbehalt be- 

 nutzen. Analysiert man in dem Apparat meist das gleiche ( iasgemi.sch, 

 so läßt man den Rest der Analyse (meist Stickstoff) über den Absorp- 

 tionslösungen stehen und benutzt das gleiche absperr»'nde Wasser mög- 

 lichst oft. 



Bei der Absorptionsanalyse muß man genau darülu-r unterrichtet .sein, 

 wieviel Gas das Absorptionsmittel zu absorbieren vermag, mit anderen 

 Worten, wie lange man dieselbe Lösung gewöhnlich zur Absorption an- 

 wenden darf. Kennt man die in der Absorpti(Uispipette enthaltene Klüssig- 

 keitsmenge und notiert die Zahl der gemachten Analysen, so kann man 

 mit Hilfe der folgenden Tabelle schnell Klarheit erlangen: In ihr ist der 

 von Hempel ermittelte ..zulis.sige Absorptionswert- pro 1 cm^ Lösung ent- 

 halten, d.h. ^n der Menge, die von l ctn-^ im günstigsten Fall absorliiert 

 werden kann. 



