Biologische Gasanalysc. ^^^^^ 



dieser Kohlensäiireabsorptioii durch Kiiiiülin.u von Natronlaii-^M' in Eudio- 

 meter mit Wassermantel siehe auch hei l'.hit^asanalvsc auf S^«;t:;.) 



Beispiel derGeiiauii-keit.i) l.(Bunsen): Luft, der CO, /u^M-niiMJit wurde. 



Kohlensauro % anf 100 cm'^ Luft 

 Zur Analyse verwendete ^- ^ ^ 



üasmenge bei 0" nnd ^uRon.iBol,... "="'' ^^'""'n"'"» '"" ^ „ Na UM DiffT.« 



760 m»!. Hg etwa qq i'h lianK'-iiiini Kudiotni-Ior (ohno 



* Miintnl) gi'fandon 



250 f/«' 40-377„ 40U3"/) -0 34 



24-5 ««=> 33-54''/o 33-.-,7"„=» +003 



Das Beispiel zeij-t, daß im ersten Fall, in dem das Has^^emisch vor 

 der CO.,-Absorptiün getrocknet war, die Differenz viel t>röl'.cr ist als im 

 zweiten, in dem es mit Wasserdampf gesättigt bestimmt wurde Man er- 

 sieht daraus, wie erhebliche Fehler (8V2V0 des Wertes) durch nicht immer 

 zu taxierende Differenzen in der Wasserdamitftension bei \Ciw('U(lung von 

 für bioloi,nsche Zwecke schon relativ groß zu neuncnden Gasmcngcn ent- 

 stehen! Würden statt 2r)r/>^3 etwa nur bcm^ zur Verfügung stehen, so 

 wäre der prozentische Fehler noch ömal größer! Die alte /^//;/s/ »sehe 

 Methode ist dann also zu vermeiden. 2) 

 2. nach Gepj^ert: 



Die Bestimmungen der CO., sind auch hier um o-O.') — O-Ot)" n un- 

 sicher. In der Regel stimmten Doppelbestimmungen allerdings auf ()-02Vo 

 überein. 3) 



h) Nach Heiitpel. 



Die Gasprobe wird in die Bürette (Fig-. 18H) und nach der .Ablesung 

 durch Heben des Niveaurohrs X, ohne daß Luft von außen hinzutreten 

 darf, in eine Absorptionspipette der folgenden Form übergeführt (Fig. D.^i). 

 Sie wird unten besser durch ein oben zugeschmolzenes weites (ilasrohr mit 

 Gummiring als durch einen Stopfen verschlossen. Die Lauge kommt dann 

 mit nur wenig Gummi in Berührung. Die Pipette wird mit einer .\uflösung 

 von 1 Gewichtsteil käuflichen Atzkalis in 2 (Jewichtsteilen Wasser, d. h. 

 HHi/gO/oige Kalilauge gefüllt. Um eine recht große Oberfläche zu erzielen, 

 füllt man die Pipette mit einer großen Zahl (Jlasröhrchen von etwa ]■:> nun 

 W^eite. Beim Füllen ist besonders darauf zu achten, daß der oberste Teil 

 der zylindrischen Ausbuchtung, in den das Gas aus der ka|)illareu Verbin- 

 dungsleitung zunächst eintritt, mit solchen Glasröhrchen erfüllt ist. Die 

 Kohlensäureabsorption geschieht bei geringerem ('(»„-(lehalt momentan. 



*) Das Gasgemisch war vor Einliringeu der Na OH getrocknet. 

 *) Das Gasgemisch war mit ^Vasserdampf gesättigt. 

 ") V. Zuntz, Lehmann, Hacjeniann 1. e. 



