604 Franz Müller. 



oder Luft gefüllt oder entleert Averden. Man sorgt dafür, daß ein Wasser- 

 tropfen immer an der Oberfläche des Quecksilbers haften bleibt, die dar- 

 über stehende Luft ist dann mit Feuchtigkeit gesättigt. Bei den Volum- 

 ablesungen wird der Quecksilbermeniskus jedesmal so eingestellt, daß der 

 Druck in Ä genau gleich wird dem Luftdrucke im Kompensationsgefäße C. 

 Ein Differentialmanometer K, welches einen Tropfen gefärbter Flüssig- 

 keit (Petroleum, worin Azobenzol gelöst ist) enthält und durch kapillare 

 Glasröhren einerseits mit A, andrerseits mit C kommuniziert, dient als 

 Indikator bei dieser Operation. Man stellt einfach durch Bewegung des 

 Keservoirs E und schließlich (nach Schließen des Hahnes d nach E hin) 

 mit Hilfe der Schraube e das Quecksilberniveau in A so ein, daß der ab- 

 sperrende Flüssigkeitstropfen im Manometer auf den Nullpunkt zurück- 

 kommt. Es ist einleuchtend, daß man dadurch stets imstande ist, die Luft 

 in A auf denselben Druck, der im Kompensator C herrscht, zurückzuführen. 

 Da die Luft im Kompensator sowie auch in der ^leßpipette seit Anfang 

 des Experimentes von der äußeren Luft abgeschlossen ist (durch Schließen 

 der Hähne A', ^ und c). sind etwaige Schwankungen in dem äußeren 

 Luftdrucke ohne Einfluß, ebenso Temperaturveränderungen, welche sich 

 dadurch eliminieren, daß sie im gleichen Sinne und in demselben Grade 

 auf die Spannung der Luft in A und (' einwirken, sofern die Wasser- 

 menge im äußeren Gefäße, «welche die Hauptteile des Apparates umgibt, 

 gehörig umgerührt wird. Deshalb braucht Temperatur und Barometerstand 

 nicht beobachtet zu werden, die an der Skala abgelesene Volumverminde- 

 rung gibt direkt den Kohlensäuregehalt in Hundertsteln von Volumpro- 

 zenten an. 



Da. die Luft vor der Absorption mit Feuchtigkeit gesättigt wird, nach der Ab- 

 sorption in der starken Lauge es aber nicht mehr vollkommen ist, sieht man, daß — 

 streng genommen — eine kleine Korrektion anzubringen wäre, um die für feuchte 

 Luft gefundenen Resultate auf den wirklichen Zustand der Luft zu beziehen. Diese 

 übi'igens leicht anzubringende Korrektion hat jedocli ihrer Kleinheit wegen keine Be- 

 deutung. Ein Beispiel soll dies näher erläutern: Nehmen wir an, daß die Temperatur 

 + 23" C sei , und daß die Luft so trocken ist , daß sie nur O'ßß",, AVasserdampf bei 

 160 mt)i Barometerstand enthält. Setzen wir weiter voraus, daß die Luft bei der Ana- 

 lyse (d. h. mit Feuchtigkeit gesättigt) einen Kohlensäuregehalt von 04" „ gegeben hat. 

 Der tatsächliche Kohlensäuregehalt ergibt sich aus der Gleichung : 



X : (100 — 0-6G) = 004 : 100, 

 X = 0039736. 

 Der Aualysenwert ist daher um 00002G4 zu hoch. 



Bei jedem Versuche sind drei Operationen auszuführen. 



1. Luft wii'd von außen durch c geschöpft und in A gemessen, indem 

 das Quecksilberniveau durch Schraube e im Skalenrohre A' auf den Xull- 

 strich eingesteht wird. Der obere engere Teil der Skala, wo jeder Strich 

 Vioooo des Volumens der Meßpipette angibt, wird bei Analysen von atmo- 

 sphärischer oder gewöhnlicher Zimmerluft benutzt, wo der Kohlensäure- 

 gehalt nicht mehr als höchstens 0-4''/o beträgt. Bei Analysen von sehr 

 verunreinigter Luft bedient man sich des unteren Teiles des Skalenrohres, 



