Q-^2 Franz Müller. 



kristallisierte Oxalsäure auf 1 l enthält (1 cm^ = 1 an' CO,) und mit 

 Phenolphtalein (1 aus 250 Alkohol) als Indikator. 



Gewinnung der Luftproben: 



Ausgewogene Flaschen von 500 — 750 cm^ Inhalt mit doppelt durch- 

 bohrtem Gummistopfen werden am Untersuchungsort mit Wasser von 

 Raumtemperatur gefüllt, entleert und mit destilliertem Wasser nachgespült 

 (Atemluft !). Die Temperatur und der Barometerstand werden notiert. In 

 die eine Bohrung des Flaschenstopfens steckt man eine 10 cwi^-Pipette, 

 die mit Lösung Y gefüllt ist. Man setzt den Stopfen auf, läßt die Flüssigkeit 

 auslaufen und verstopft nach Entfernen der Pipette diese Öffnung sowie 

 die zweite Öffnung luftdicht durch Gummischlauch und Glasstäbchen. 

 Es werden immer gleichzeitig zwei verschieden große Proben in Unter- 

 suchung genommen, bisweilen umgeschwenkt, einige Zeit stehen gelassen 

 und titriert. 



Titration: Man titriert zunächst das Barytwasser am besten so, 

 daß man in ein 50 cm^-Kölbchen die etwa erforderliche Menge der Oxal- 

 säure gibt, 10 cm^ Lösung V hinzufügt und unter Phenolphtaleinzusatz zu 

 Ende titriert. So verhindert man die Absorption von COg aus der Umgebungs- 

 luft Avährend der Bestimmung. Dann ersetzt man den einen Glasstab durch 

 die tief hineingeführte Spitze einer mit der aufs zehnfache verdünnten, 

 titrierten Oxalsäurelösung gefüllten Bürette und läßt nach Phenolphtalein- 

 zusatz unter zeitweiser Aufhebung des Überdrucks durch Lüften des Glas- 

 stäbchens die Säure langsam einfUeßen, bis Entfärbung die vollständige 

 Neutralisation anzeigt. In 15 — 30 Minuten hat man 2 Bestimmungen aus- 

 geführt und berechnet. 



Genauigkeit (siehe vorher Tab. S. ()10): Je größere Proben 

 analysiert werden, desto größer ist natürlich die Genauigkeit. So 

 müssen bei unverdorbener frischer Luft Proben von ^ ^ bis 1 / verwendet 

 werden. 



Beispiel: Probe = 223 cm\ t — 19", Bar. = 739 nmi, Titer 11-5 für 

 10 cm^ Barytwasser. Verbrauchte Oxalsäure 6"2 cm\ Also 11'5 — 6"2 = 5"3 cm^ 

 Oxalsäure weniger zur Neutralisation nötig gewesen = 0"53 cni^ COg, 



(223 — 10) 1000 , ,^ , j . , 



^ — ^:-ir-^ — - = , X = 2'49 cni^ (unreduziert). 



Meist reduziert man die Luft zuvor auf 0" und 160mm (siehe Tab. i?, 

 S. 590). 



Handelt es sich darum, nach dem gleichen Prinzip den Kolilensäure- 

 gehalt eines zirkulierenden Luftstroms zu bestimmen, wie dies bei Re- 

 spirationsversuchen notwendig ist, so läßt man die Luft durch ein oder 

 mehrere Pettenkqfersche (Fig. 196) oder Winklcrsche (Fig. 197) Absorptions- 

 röhren streichen, die mit PeZi^o^schen oder Beiset&chen Absorptionsapparaten 

 (s. Fig. 212) kombiniert sind. Die Titration geschieht wie oben. 



