614 



Franz Müller. 



Stunde) etwa 45 Minuten) lang Luft hindurch. Darauf wird das Absorp- 

 tionsgefäß abgekühlt auf Zimmertemperatur, die bisher geschlossene Klemme A- 

 geöffnet und unter Schütteln titriert. Wenn Phenolphtalein fast entfärbt 



die Kugeln und spült sie 



ist, wird k geschlossen, die Lösung 

 aus. Man öffnet h wieder und titnert 

 auf Hellgelb ist auf O"! crn^ genau. 



steigt 



zu 



m 

 Ende, 



Der Umschlag von Eosa 



Fig. 198 o. 



Fig. 198 6. 



AVill man die von einem Tier abgegebene CO, bestimmen, so kann 

 man den Absorptionskolben direkt an den Respirationskasten anschließen. 



Genauigkeit: Ablesungsfehler Q-'2cm^ ""Ixqo HCl. 



1 — 2 mg CO., können mit 4^5Vo Fehler bestimmt werden. 



Die Genauigkeit ist unabhängig von der zu analysierenden Luftmenge. 



Titerstellung: In COa-fi'eiem Luftstrom (l'S ^ pro Stunde) und bei 

 etwa gleicher Verdünnung wie bei der Analyse. 



IV. Gewichtsanalyse durch Bestimmung des Gewichtsverlustes nach 



vorheriger vollkommener Trocknung des Gases oder der Gewichtszunahme 



einer zuvor gewogenen Absorptionslösung. 



(Siehe Elemeutaranalyse, dieses Handbuch, Bd. I, S. 290. ) 



L Kohlensäurebestimmung in kleinen Gasmengen. 



1. Nach Bunsen-Geppert (siehe Blutgasanalyse: S. 673). 



Für Kohlensäureanalysen in kleinen Gasmengen ist diese an sich 

 schon unbequeme Methode auch relativ ungenau, da man wegen der starken 

 Löslichkeit von Kohlensäure in Wasser die erste Ablesung über Queck- 



