Biologische (Jasanalyso. i; ]', 



Silber ohne Flüssigkeitsmoniskiis inaclicn iiiiiii und iliinh Itini-liltlaM-n von 

 Exspirationslnft durch das Eudionu^tcr lioüt. volle Wasscrdaniiiftonsinn zn 

 erzielen, was doch nicht immer erzielt wird, wiiiii-eiid im llaronieterrohr 

 mit Wassermeniskus volle Wasserdampftension ^'Cf^cben ist. 



So sah Gvppert^) sogar bei N'erwendung von etwa GS-.') rw»' (las 

 und je viermaliger Kontrolle der Al)lesung-, wenn ci- einen Tropfen Wasser 

 auf dem <,»>uecksilber beließ und nicht die ganze Wand mit Wasser voll- 

 kommen beschlagen aussah, sondern einige Stellen schwach oder nicht 

 bedeckt waren, einen Fehler in der (Jasabinessung von 0'()74 cm^ ^= etwa 

 OlP/o des Gasvolumens. Die zweite Ablesung geschieht nach Kinliringcn 

 von Kalilauge, und man ist .selbst bei verdünnter Lauge (spez. (lew. UMi) 

 nach 1 Tage Stehen, nur wenn man vor der Ablesung kriiftig schüttelt, 

 sicher, daß noch volle Wasserdampfspannung herrscht. Andrerseits ist man. 

 wenn man bald nach Zufuhr der Lauge abliest, bei ('( ).j-reichen (iemcngcn 

 im Zweifel, ob die Absorption vollendet ist. So fanden Zuntc, L'hiiiunn 

 und Hagemann (1. c. S. ;i4) bei 4Vo Lauge und ca. ^VsVo ^'<>2 di<^ Absorption 

 erst nach 24 Stunden vollendet, wenn man mehrmals kriiftig geschüttelt 

 hatte. Ganz sicher geht man, wenn man. wie schon auf S. öSO erwiihiit. 

 den unteren Teil des Eudiometers erwärmt, den oberen abkühlt. I>ann hat 

 man in dem ganzen Rohr Wasserbeschlag. 



Beispiel'") für Änderung der H.J)-Tonsion diirdi I'infiihren von 



Kalilauge 



Eudiometer 18 mvi EudiomelerlO mm 

 Wasserstoffgas-Ablesung über , ^^j 



cm-' cm 



Hg feucht (Wassorheschlag) .")7-254 24-l(X) 



Sofort nach KOH-Einfüllung — 24-108 



1 Tag ., ,. 57-23r) 24105 



2 Tage „ . 57- 172 24nyn 



3 .. „ „ •')7 lOS 2408C. 



4 ., ., „ 571().T 24-OH3 



Es bedingt also selbst die verdünnte Lauge durch Austrocknung und 

 Änderung der Wasserdampftension nach 1 Tag Fehler von 004"' V Hei 

 kleinen Gasmei.gen wird der prozentische Fehler natürlich entsprechend 

 höher. Verwendet man die Geppertsche Methode, so muß man für die 

 COo-Bestiinmung so schnell nach Eintullung verdünnter (I i Lauge ablesen, 

 daß Austrocknung voraussichtlich vermieden ist. 



Es gelingt ceteris paribus in weiten Eudiouietern (1S>»>») leichter, 

 volle Wasserdampftension herzustellen, als in engen (lo \2 iunn. ein 

 l'ehler. der bei dem leicht diffundierenden Wasserstoff des neis|)iels noch 

 erheblich weniger hervortritt als bei Luft und ähnlichen Gemi.'^i'hen. Die 

 Folgen mangelhafter Reinigung (unvollkommener W andbenetzungi .-iiid in 

 weiten Eudiometern auch sehr viel weniger bemerkbar als in engen Röhren. 

 Man soll also mit einem vorher sorgfältig gereinigten, relativ weiten Endio- 



M Geppert, Gasanalyse, S. 70. Versuch 1 .(. Si 

 2) Eheuda. S. 88. 



