622 



Franz Müller. 



SO tritt (ielbfärbung- ein. Diese Probe ist nur beweiskräftig, wenn keine 

 anderen Säuren gleichzeitig im Wasser vorlianden sind. Ist nur Bikarbonat 

 oder Karbonat vorhanden, so wird das Wasser violettrot. 



Quantitative Bestimmung nach TrilUch^): 



Man füllt 200 cm'^ Wasser in eine Glasstöpselflasche von zirka 2ö0 ciu^ 

 Inhalt mit weiter Öffnung, die bei 200 m^ eine Marke hat (nicht 

 schütteln), setzt 10 Tropfen Phenolphtaleinlösung und dann aus einer genau 

 geteilten Bürette Natronlauge hinzu, von der 1^ 0-9091^ chemisch reines 

 Na OH enthält, lan^ davon = lni(/ freier Kohlensäure. Auf weißer 

 Unterlage sieht man den Umschlag in Hot sehr deutlich. :Man wiederholt 

 die Titration, da durch das Schütteln immer etwas COo verloren geht, 

 indem man fast die gesamte Menge Lauge auf einmal zusetzt. 



?). Freie und halbgebundene Kohlensäure. 



In eine 200*7-Flasche bringt man45cw?3 Barytwasser und 5 cm» Barium- 

 chloridlösung (Neutral 1 zu 10) und setzt 150 cm» des Wassers hinzu, ver- 

 schließt mit Gummistopfen, schüttelt um und läßt 24 Stunden absetzen. 

 Man entnimmt bOcm^ der klaren Flüssigkeit und titriert mit f^^-Scliwefel- 

 säure. Ebenso bestimmt man den Titer der 45 cm^ Barytwasser. 



Sind Magnesiumsalze vorhanden, so ist für jedes MiUigramui MgO 

 Vlrnc/ CO'i abzuziehen. 



Beispiel: 45 cm^ Barytwasser = 48"0cm» -f^-HeSOi. 



bOciu^ der klaren Lösung = 9-8ci»3 -"^-HoSO^. 



Im Liter sind 12-Omg MgO. \ cm^ W-H2SO, = 2-2 mg COo. Es 



sind 12-0 x M = 1^-2 mg CO2 pro Liter also abzurechnen. Das Wasser 



enthält: 48 — (4x9-8) = 8-8cw.3 ^-HoSO, = 19-36 w^ CO2 oder im Liter 



19-.H6 X 1000 , ., ^ ,,. ^ ■ 1 

 (da loO cm 3 verwendet waren) — ^ 13-2= llo-9w?fjr freie und 



halbgebundene Kohlensäure. 



Sauerstoffbestimmung. 



A. Verhrennungsanaly^se (nur wenn keine anderen brenn- 

 baren Gase gleichzeitig vorhanden). 



1. Mit Kupferspirale (nach Kreussler"^). Die Luft wird in eine ganz 

 luftleer gepumpte Kugel eingefüllt, der Druck durch ein sehr genaues 

 Quecksilbermanometer bestimmt. Dann wird der Sauerstoff in einem Kupfer- 

 eudiometer durch eine elektrisch zum (ilühen gebrachte Kupferspirale A-er- 

 brannt und der Picststickstoff volumetrisch nach der Abkühlung bestimmt. 

 Die Methode ist sehr genau, aber äußerst umständlich und für eine große Zahl 

 von Analysen zu langwierig. 



*) Eminerich imd Trillich, Anleitung zu hygienischen Untersuchungen. 3. Aufl. 

 München 19Ü2. S. 120. 



2) U. Kreussler, Der Sauerstoffgehalt der atmosphärischen Luft. Landw. Jahrb. 

 S. 305 (1885). 



