Biologische Gasanalysc. ^\oi 



saiiiicii in Glasröhren von etwa -2 nun licht. t Wen.- und Kiutamlu-ii in 

 kaltes Wasser in Staniienforni. Durcii leichtes Klo|tfeii an der IJohre filllt 

 die erstarrte Masse leicht heraus oder wird durch Draht heraus|.'osch<tl«Mi. 

 Die aus braunem Glas geferti^^te Absorptionspipette wird mit diesen Stantren 

 in destilliertem Wasser stehend möglichst ausj^nebig gefüllt und besondei-s «jie 

 Stellen, an welchen sich die letzten Spuren (Jas bei der Analyse befinden 

 (zunächst dem Analysenrohr), mit Phosjjhor reichlich erfüllt. liei Tempe- 

 raturen über 12— 14"C und einem Sauerstoffgehalt bis r)UVo verliluft die 

 Al)sorption in einigen (bis 10) Minuten, unter 14" dauert die Absorption 

 sehr lange, unter 10» ist sie nicht mehr ausführbar. Man mui; dann Tipetten 

 benutzen, die in einem heizbaren Aubenmantel mit warmem Wasser (lT) bi.s 

 28") stehen. Frisch gemachte Stangen absorbieren zuniichst nicht (pianti- 

 tativ (Ol — 0'2%)- ^I''^n ninli mehrere Male erst Luft durchgetrieben halten. 

 Gemische von über 50% Sauerstoff müssen zuvor mit Stickstoff ver- 

 dünnt werden, da der Phosphor sich sonst entzündet und bei noch höherem 

 Prozentgehalt aber überhaupt nicht absorbiert. Die Phosphorabsorpfion 

 wird bei Gegenwart von Spuren anderer Stoffe gehiudert, wie Ammoniak, 

 verschiedene Kohlenwasserstoffe, ätherische (")le, Alkohol und viele andere. 

 All das macht die Methode (die Pipette hält vor Licht geschützt sehr 

 lange vor!) zu einer nur bedingt brauchbaren und diffizilen. 



Unbrauchbare Stangen sind außen braun. Sie müssen umgeschmolzen 

 werden. 



3. Absorption durch Kupferlösung. 



Man füllt die Absorptionspipette mit dünnen Stangen von zusam- 

 mengerollten engmaschigen, ganz neuen fettfreien Kupfenliahtnetzen um! 

 einer Mischung, bestehend aus gleichen Teilen gesättigter Lösung des käuf- 

 lichen kohlensauren Ammoniak und einer Lösung von Ammoniak von o-*»;> 

 spezifischem (iewicht. Schützt man diese Lösung vor Penihrung mit der 

 AulJeuluft, so absorbiert sie, sobald sie eine intensive blaue Farbe angt^ 

 nommen hat. den Sauerstoff bis zum 24fachen ihres \'olumens. hat also 

 viel größere Absorptionsfähigkeit als Pyrogallusänre. Sie ist auberdem von 

 der Temperatur unabhängig und soi^ar bei - 7° noch brauchbar. Ik'i 

 Sauerstoffgemischen über etwa ;J0% ist die Absorption nicht nndir «pian- 

 titativ. Dagegen gibt dann eine Kombination mit einer PhosphoriiijM'tte. 

 nachdem das aus der Kupferlösung kommende (ias dmch verdünnte H^SO, 

 ammoniakfrei gemacht ist, bei hochprozentigen (),.-( iemischen sehr LMite 

 Pesultate. A. Durig {\. a.) bekam so bei Verwendung von 2tH>— :;(K)rM»» 

 Abweichungen von weniger als 001 rw» Stickstoff. Kohlenoxyd und Ace- 

 tylen werden durch die Kupi'erlösung auch ab.sorbiert I Ferner ist zu 

 bedenken, daß man die Ammoniakspannung vor Ablesung des Reststick- 

 stoffs durch Waschen des Gases mit Wasser (xler sehr verdünnter Schwefel- 

 säure stets entfernen mub. 



