630 Franz Müller. 



in A sowie in C gelösten Gase sammeln sich in dem oberen Teil von C 

 an. Man entfernt sie von Zeit zu Zeit durch Lüften des Quetschhahnes g 

 und Einblasen bei /. Sobald eine Ansammlung von bei gelindem Abkühlen 

 beständig bleibenden Gasblasen nicht mehr stattfindet, hört man auf, A zu 

 erhitzen, setzt den Quetschhahn h auf, löst die Verbindung mit a und 

 entleert A. Das in C sowie in B vorhandene Wasser ist dann voUständig 

 frei von gelösten Gasen. Luft von außen kann nicht hinzutreten, da die 

 Flüssigkeit in B andauernd im Sieden erhalten wird. In diesem Zustande 

 ist der Apparat zur Ausführung eines Versuches bereit. 



Versuch: Man füllt A, dessen Volumen durch Auswägen ermittelt 

 ist, mit dem zu untersuchenden Wasser, drückt den Kautschukstopfen 

 auf, daß auch a luftfrei gefüllt ist, verbindet luftfrei mit b und erhitzt 

 A nach Abnehmen von h zu gelindem Sieden. Man treibt dadurch 

 die gelösten Gase in C. Gleichzeitig ent^\ickeln sich Wasserdämpfe. Man 

 hat das Erhitzen des Kolbens Ä nun so zu regulieren, daß durch das ent- 

 wickelte Gemisch von Gasen und Dämpfen die Flüssigkeit aus C nie weiter 

 als bis etwa zur Hälfte verdrängt wird, da man sonst Gefahr läuft, daß 

 Gasbläschen durch d und c in B übertreten und verloren gehen. Xachdem 

 man etwa 20 Minuten erhitzt hat, löscht man die unter A befindhche 

 Flamme. Die in A und C vorhandenen Wasserdämpfe verdichten sich nach 

 einigen Minuten und die Flüssigkeit steigt infolgedessen aus B nach C 

 und A zurück. Man beobachtet, ol) dabei in A eine Gasl)lase beständig 

 zurückbleibt. Ist dies der Fall, so erhitzt man A so oft, bis die zurück- 

 steigende heiße Flüssigkeit A vollständig ei-füllt. Man treibt endlich das über 

 der heißen Flüssigkeit in C stehende Gas durch Einblasen in den Schlauch 

 in ein Eudiometer oder ein Gassammeirohr irgend eines iVnalysenapparates. 



2. Og-Analyse mit Auskochen, kombiniert im .. Ten ax'"- Apparat von 

 ■ " F. CG. Müller'). 



Der Hauptbestandteil des Apparates ist die nebenstehend (Fig. 207) 

 in i/io nat. Gr. wiedergegebene Tenaxbürette. Dieselbe besteht aus einem 

 lOnmt weiten, im mittleren Teil U-förmig gebogenen Sperrohr AB CD, 

 das sich oben zu dem Eingußtrichter A erweitert, unten bis auf 4 mm ver- 

 jüngt und bei C kugelförmig aufgeblasen ist. Am Scheitel der Biegung 

 bei B ist das 4 cw» fassende, in '/^ocm^ geteilte Meßrohr E angesetzt, 

 welches oben durch einen gut eingeschliffenen Glasstopfen F geschlossen 

 wird. Dieser Stopfen dient zugleich als Hahn und gestattet durch Um- 

 drehen, das Innere der Bürette mit dem kapillaren Ansatzröhrchen P in 

 Verbindung zu setzen. Es ist von dem Kühlraum G umschlossen; ebenso 

 steckt der untere Teil des Sperrohrs in einem Kühler H. dem das Kühl- 

 wasser durch das Trichterrohr / unten zugeführt wird, um oben durch ein 

 gebogenes Glasrohr und einen Schlauch abzufließen. An der abwärts ge- 



*) Friedrich C. G. Müller, Der Apparat „Teuax" zur Bestimmung der Wassergase. 

 Bericht d. biolog. Station Plön. X. Jg. 1903. S. 177 (Verlag Stuttgart, Erwin Nägele). 



