632 Franz Müller. 



Fig. 207 gezeichnet , mit dem mit Halm M und Schlauch versehenen 

 Kautschukstopfen. Saugt man dann in schnellen Al)sätzen an dem Schlauch, 

 wodurch die Kuppe im Meßrohr ein wenig heruntergeht, um wieder zurück- 

 zuschnellen, so wird schon nach 5 Minuten wenigstens der Scheitel der 

 Kuppe sichtbar sein. Nun Uest man den Stand der Kuppe ab, gleichzeitig 

 die Temperatur an dem kleinen, in den Becher Ä gebrachten Thermometer. 

 Dazu wird der Barometerstand notiert. Damit sind die Daten für das 

 Gesamtvolumen gegeben. 



Nun folgt die Bestimmung des Sauerstoffs durch Absorption in einer 

 Gaspipette K von der aus der Fig. 207 ersichtlichen Form und GröIie. Sie 

 ist bis zum Knie ihrer Kapillare mit einer Lösung gefüllt, welche aus 

 1 Volumen lOVoigem Salmiakgeist. 1 Volumen gesättigter Lösung von 

 anderthalb-kohlensaurem Ammon und 2 Volumen Wasser besteht.^) Außer- 

 dem enthält die Kugel Spiralen von Kupferdraht, welche die eigentlichen 

 Vermittler der Sauerstoff absorption sind (siehe S. 627). Die Pipette ist 

 mittelst eines Stückes dickwandiger Kautschukkapillare mit dem Ansatz P 

 des Meßrohres verbunden und bleibt bei einer Reihe aufeinanderfolgender 

 Analysen daran sitzen. Nach 10 Bestimmungen muß die Flüssigkeit er- 

 neuert werden. Die an sich farblose Lösung wird durch Sauerstoffaufnahme 

 blau. Die Kupferspiralen reichen zwar für Hunderte von Bestimmungen, werden 

 aber schließlich aufgezehrt. Man hält deshalb einige Reservepipetten vorrätig. 



Es ist nun ohne weiteres einleuchtend, wie man nach Aufdrehung des 

 Hahnes F das Gas durch Einblasen bei aus dem Meßrohr in die Pipette 

 hinuntertreiben und umgekehrt durch Saugen wieder zurückziehen kann. 

 Man beachtet dabei, daß weder Öl nach dei- Pipette, noch Absorptions- 

 flüssigkeit in das Meßrohr gelangt, was übrigens nicht das Resultat, son- 

 dern nur die Saulierkeit beeinträchtigen würde. Man treibt also das Gas 

 in die Pipette, zieht es nach 2 Minuten zurück, um es sofort nochmals auf 

 5 Minuten hinüberzutreiben. Jetzt ist der ganze Sauerstoff völlig absorbiert und 

 nach 5 Minuten Wartens kann das Volumen des Stickstoffs abgelesen werden. 



Schließen sich mehrere Bestimmungen au, sei es sofort oder nach 

 Stunden und Tagen, so bleibt das Öl im Apparat und das Kölbchen an 

 seinem Ort. Nach Schließen der Hähne läßt sich das Kölbchen abziehen, 

 ohne daß Öl ausfließt, und ein anderes mit einer neuen Probe aufstecken, 

 worauf dann die Arbeit weiter geht, wie vorhin beschrieben. 



Wenn das Meßrohr nach einer Bestimmung sehr verschmiert er- 

 scheint, wird es mit einem Röllchen Fließpapier ausgewischt, nachdem 

 durch Saugen an und Schließen von M das Öl heruntergebracht. Falls 

 die Bestimmungen sofort aufeinander folgen, läßt man nach dem Aus- 

 kochen das Kölbchen in kaltes Wasser tauchen, damit es bei Beginn der 

 neuen Operation abgekühlt ist. Auch aus dem Kühler E wird das Wasser, 

 falls es sich erheblich über die Temperatur der Umgebung erwärmte, mittelst 

 eines Schlauches abgehebert und durch kaltes ersetzt. 



^) 1 Vol. Solutio conc. amm. sesquicarl). 1 Vol. Liquor Amin, caiist. 107o- 2 Vol. 

 aqua dest. 



