Biologische Gasanalyse. (33,", 



In der ^escliildcrtoii Wrisc liilU sich jclr Aii;iI\nc. wi-uu man Kilc 

 hat, hinnen einer halhen .Stunde durchführen, wuhei mau aher nur 1') Minuten 

 am Apparat beschäftigt ist. Aus dem (iesafjten ^'elit hervor, wie einfach 

 und leicht verständlich Apparat und Methode. Natürlich verlan^zt auch der 

 „Tenax" Einübung-. Erst bei dauernder IJenut/unji: wird mau mit .-dien seinen 

 Eigenarten vertraut, 



Was die Genauigkeit der .\blesung betrifft, so sind ilie oi ./»•: ent- 

 sprechenden Teilstriche des .Mel'irohres weit genug auseinamh'r. um mit 

 Sicherheit 0-01 abschätzen zu können, wobei dank der auf der Rückseite 

 angebrachten korrespondierenden Teilung die normale Lage der \isierlinie 

 gesichert ist. Es bleibt noch die Korrektion wegen der Kui)pelwii|bung. 

 von welcher übrigens die Sauerstoffzahl, als Differenz zweier .Vlilesungen, 

 gar nicht berührt wird. Man kann nun selber, sowohl die (Jrölie dieser 

 Korrektion als die Richtigkeit der Teilung mit Hilfe eines kh'inen ge- 

 prüften Meßzylinders von der Weite des Mebrohres feststellen. .Man setzt 

 den Apparat ohne die Pipette K zusammen und füllt ihn iranz mit ()!. so 

 daß dies beim Einsetzen des Stopfens in die Eingulj(iffnuug bis in den 

 Hahn M steigt, den man daim schließt. Nun dreht man /-'auf. läßt aus L 

 kleine Portionen Öl in den Meßzyhnder fließen und vergleicht nach genü- 

 gendem Abwarten die Ablesungen. Nebenbei bemerkt, darf kein Tiopfen 

 an L hängen bleiben; man muß abbrechen in dem Moment, wo sich ein 

 Tropfen loslöste. Auch tut man. um von dem Meniskirs im /vlind.'r un- 

 abhängig zu sein, vorab so viel Öl hinein, daß die Kuppe i^eiiau auf 

 rOO einsteht. Läßt man imn aus dem Apparat so viel ( )I in den /vlinder, 

 daß es z. B. bei 2 ob steht und man liest oben am Meßrohr i*-»»:; ab. so 

 beträgt die Korrektion — 0"08. Dies ist der Betrag, der bei einer größeren 

 Anzahl von der Unna Alt, t^berhardt \- Jäger in Ilmenau. Thüringen, be- 

 zogenen Tenaxbüretten übereinstimmend in Abzug gebracht werden mußte. 



Mehrere Autoren haben mit dem Tenaxapparat niedrigere Zahlen 

 als mit der deich zu beschreibenden H7w/.-Arsclien .Methode gefimden, 

 welch letztere mit den berechneten (physikalisch absorbierten (iasmengeni 

 gut übereinstimmen. 



Es ist nicht ganz sicher, worauf diese Abweiciumg beridit. .Möglicher- 

 weise absorbieren verschiedene Sorten Paraffiuöl verschieden große Mengen 

 von Gasen. Man wird in blinden Versuchen das Ol möglichst mit Luft 

 zu sättigen versuchen. Außerdem muß aber jedenfalls bei der Analyse das 

 Öl gut gekühlt werden, da. wenn es heißer wird, eine langsame aber ständige 

 Gasentwicklung hauptsächlich von Stickstoff stattfindet.') Endlich ist es 

 nicht unwahr.scheinlicli. daß im Paraffinum rniuidum leicht oxydable. den 

 Sauerstoff verbrauchende Substanzen oft enthalten sind. So findet man 

 Schwefelverbindungen und bei längerem Stehen Schwefelwasserstoff.») 



') W. Cronheim, Beiträge zur 0,-Bestinimiiiig ini W assor. /citschr. f. aneewandto 

 (,'hem. Bd. 20. S. 1939 (1907). — h'orsc/iini, Saiierstoffhestiniiming im Wasser. .\rrh. f. 

 Hygiene. Bd. 61. S. 4 (1907). 



