Biologische Gasanalyse. ß^;^ 



ihr hoher CO-^-Gohalt oini^v Zeit his zur vollen Alisor|)ti(ni hraiichrn 

 würde, verwendet man zweckniäßif,^ ('()..-frei(! Luft ans dein rrcirn. 

 die in einer Gaspipettc über stariv vcrdiiiintcr Kalilauu'«' IxTcit 

 gehalten wird. Xnniiichr winl I) so iredrcht. daü a mit h koiiiinuiiiziiTt 

 und die FKissigkeit im Manomcterschcnkcl .1/ auf den Nullpunkt i-in^rc'- 

 stellt. Die Einstellung- }ieschi('lit duirh das am ManomctcrLM-fiir. <; iiuf.-n 

 angebrachte Kautschuksäckchen 5 (Saugpfro|)f('n). dessen N'olumcn mit Hilfe 

 einer Messingfeder und Stellschraube S sehr fein geiindert werden kann 

 (siehe später bei Blutgasanalyse 8. iu-\). Nach Kinstcllun-r auf den Nidl- 

 punkt setzt man das Manometer M duich Drehung v(ui /' mit V in \'er- 

 bindung und wartet nun unter öfterem Misclicu des Wassers in der Wanno. 

 bis der Stand sich nicht mehr oder in genau gleichem MaCo wie das daneben 

 hängende Thermobarometer ändert. Als Tliermobaromcter dient ein d<Mn 

 eben beschriebenen ganz gleicher Apparat. 



Nach Ablesung des immer wieder auf eingestellten Manometers und 

 des Thermobarometers und der Temperatur des Was.sermantels schreitet man 

 zur Verbrennung des Kohleno.xvds, indem man die Tlatinspiralcn in beiden 

 Apparaten bis fast zur Weißglut durch einen entsprechend abgestuften elek- 

 trischen Strom erhitzt. (Straßenstrom von 1 10 \olt Spannung unter Kinschal- 

 tung eines Lampenwiderstandes aus fünf (llülilampeii mit je nach der Dünne 

 des Platindrahtes 10 — 25 Kerzen Stärke.) Mit ilem Lrglühen desTlatindrahtes 

 dehnt sich die Luft in V und im Thermobai-ometer aus und drückt die 

 Flüssigkeit im Manometerschenkel M herunter. Die kuglige Erweiterung / des 

 Manometerschenkels M nimmt die aus T verdrängte Luft auf, während das 

 Wasser in die kuglige Erweiterung // des ^Lanometerschenkels .V empor- 

 steigt. Die Erweiterungen müssen etwa ein Drittel des lidialtes von V 

 fassen. Der Druck des Gases in V steigt vermöge dieser Einrichtung beim 

 Glühen nur um etwa 15 hm Wasser. Nach etwa 20 Sekunden unterbricht 

 man den Strom so lange, bis die Hauptmasse des Gases wieder nach I' 

 zurückgekehrt ist (10 — 15 Sekunden). Dann glüht man abermals 2<) Sekunden 

 lang und wiederholt dieses Spiel etwa 20mal. Nun wird 'remi)eraturaus- 

 gleich ahgewartet und abgelesen, nach Einstellen in .1/ auf den gleichen 

 Nullpunkt wie zu Beginn, nachdem man durch vorsichtiges Schütteln, damit 

 die Lauge nicht zwischen den Schliff kommt und gelöste Kettpartikel an 

 der Innenwand verschmiert, für vollkommene .Vb.sorpticMi der Kohlensäure 

 gesorgt hat. Hierauf wird durch Wiederholung des (Jlühens kontrolliert, 

 ob die Verbrennung vollendet war. was meist der lall i>t. Man kann 

 sehr wohl 2—3 Verbrennungen gleichzeitig ausführen, indem man die 

 Platinspiralen mehrerer Apparate hintereinander in denselben Stromkreis 

 schaltet. 



Es ist notwendig, das Thermobarometer genau wie die eigentlichen 

 Verbrennungsgefälje einzurichten und gleichzeitig zu erhitzen, um alle He- 

 dingungen möglichst gleichmällig zu gestalten. Ms verbieimt regelmäliig 

 beim (ilühen ein wenig Stickstoff der Luft, wie man dun-h das Auftreten 

 von Salpetersäure in der Kalilauge nach längerem Gebrauch nachweisen 



