(344 Franz MiilJer. 



kann. Die Größe dieses Fehlers ist in den verschiedenen Apparaten gleich, 

 wenn die Glühspiralen gleich lang und aus gleichem Draht ge- 

 fertigt sind und die Verbrennungsgefäße annähernd gleichen Inhalt haben. 

 Man muß sich, ehe man die Gefäße in Benutzung nimmt, tiberzeugen, daß 

 ihre Manometer nach längerem Glühen parallel gehen. 



Erhebliche Fehler können entstehen, Avenn die Luft des Zimmers 

 brennbare Gase (Leuchtgas) enthält. Es empfiehlt sich deshalb, den Druck- 

 ausgleich in V am offenen Fenster vorzunehmen oder besser, wie oben 

 gesagt, COo-freie Außeuluft zu benutzen. Nach dem Druckausgleich ist 

 die etwa in V und im Thermobarometer noch vorhandene Luftkohlen- 

 säure durch leises Schütteln des Gefäßes zur Absorption zu bringen. 

 Die größten Fehler entstehen aber, wenn der Apparat durch organische 

 Stoffe verunreinigt wird. Durch das Glühen der Spirale werden diese ver- 

 brannt und verbrauchen Gas , welches bei dieser Art der Analyse dann 

 auf CO bezogen Avird. 



Zur Berechnung der Resultate ist es notwendig, den Rauminhalt des 

 Verbrennungsgefäßes einschheßlich der Glasröhren bis zum Nullpunkt des 

 Manometerschenkels M zu kennen. Durch Wasserwägung läßt sich die Kali- 

 brierung mit erforderlicher Genauigkeit ausführen. 



Bei der Verbrennung verbinden sich zwei \'olumina CO mit einem 

 Volumen Sauerstoff zu CO.^, welche absorbiert wird. Die Abnahme des Gases 

 ist also, wie immer bei CO, mit 2/3 ^u multiplizieren. Da durch die stets 

 gleiche Einstellung des ^lanometers in M auf Null der dem Gase zur Verfügung 

 stehende Raum, das Gasvolumen, konstant bleibt, prägt sich die Änderung 

 der Gasmenge ausschließlich im Druck aus. Die Änderungen der Temperatur 

 und des Luftdruckes wirken auf die Manometer des Verbrennungsapparates 

 und des Thermoi)arometers in gleichem Maße. Man braucht daher nur 

 die Druckänderung des Thermobarometers von der des Manometers abzu- 

 ziehen, um die durch die Verbrennung bewirkte Druckäuderung a (mm) 

 zu finden. 



Es betrage das Kaliber des Verbrennungsgefäßes mit Einschluß des an- 

 grenzenden lufthaltigen Manometerschenkels bis zum Nullpunkt v cm'^, die 

 Anfangstemperatur gemessen im Wasser der Wanne t^ so ist das auf 0», 

 160 mm Hg Druck und Trockenheit reduzierte ^'olumon des Kohlenoxyds 

 gleich: 



2v . a 



3 X 760 X 13-65 X (1 -f- 0-00367 t) 

 oder vereinfacht 



V . a 



15.561 (1 +0-00367 t) 



