648 



Franz Müller. 



des CO in einem durch Quecksilber abgeschlossenen Raum durch eine 

 glühende Platinspirale von O'o5 mm Stärke in etwa 6 Windungen (siehe 

 Fig. 210'). Die Spirale sitzt in 2 mit Quecksilber gefüllten, den Stopfen 

 durchsetzenden Kapillarröhren, in die außen die Drähte von einer Akkumu- 

 latorenbatterie von etwa 12 Ampere mit zwischengeschaltetem verschieb- 

 baren (rraphitwiderstand, oder bei Verwendung des Straßenstroms von 

 220 Volt Spannung eines Glühlampenwiderstandes von o — 10 16-kerzigen 

 Kohlenfadenlampen einmünden. 



Diese vielfach von Grehant und seinen Schülern, in letzter Zeit von 

 Haidane benutzte Methode läßt sich in den verschiedensten Modifikationen 

 anwenden, sei es in der Hemjjehdien Anordnung diu-ch Übertreiben des 



Fig. 210. 



Gasgemisches in eine mit dem Analvsenrohr zu verbindende Verbrennungs- 

 pipette (vgl. Fig. 210), sei es durch feste Verbindung des Grisoumeters in 

 Kombination mit einer Kohlensäureabsorptionspipette mit dem Analysen- 

 rohr nebst Thermobarometeroder Pe^^ersowschem Regulator (siehe Fig. 1906^). 

 Man entfernt zunächst die Kohlensäure durch Kalilauge, läßt das Gasge- 

 misch dann mehrfach an der glühenden Spirale vorüberstreichen, liest ab 

 und ermittelt durch nochmalige Verbrennung, ob die Verbrennung vollendet 

 ist. Hat man ein stark CO-haltiges Gemisch, so verdünnt man die Gas- 

 probe mit dem Stickstoff, der von den vorhergehenden Analysen als Rest 

 übrig geblieben ist, um zu starke Explosion oder Verbrennung von Stick- 

 stoff zu verhindern. Hat man wenig CO, so ist diese Vorsicht nicht notwendig. 



^) Hempel, Gasanalyse. S. 123. 



