658 Franz Müller. 



lang) mittelst Gummikappe luftdicht befestigt ist. In Z befinden sich 

 3 schwach konische Platinkapseln a h c von 4 cm Durchmesser, die fest 

 in Z eingepaßt sind und je 1 20 Löcher von V2 *'**** enthalten. Die Jodlösuug 

 Avird in W und Z gefüllt. // ist ein zweites Schwefelsäure-Trocknungsrohr. 

 Bunsens Methode der Absorption durch eine Braunsteinkugel oder die 

 gewichtsanalytische Bestimmung nach Fresenius'^) nach Absorption in 

 Kupfervitriol-Bimsstein erfordern besondere Einübung. 



Bestimmung der Blausäure. 



Das Gas wird in Kalilauge absorbiert, die Lösung mit salpetersaurem 

 Silber versetzt, mit Salpetersäure schwach angesäuert, der abfiltrierte Nieder- 

 schlag durch Glühen im Porzellantiegel in metallisches Silber übergeführt 

 und so gewogen: 



HCX + KOH = KCN + H,0 

 KCN -f- AgNOg = AgCK + KNO3. 



Spuren von Blausäure weist man auf doppelte Art nach : Erstens, 

 indem man das Gas durch verdünnte Kalilauge leitet, die Lösung mit 

 Eisenvitriol und einem Tropfen Eisenchlorid versetzt, schwach erwärmt, 

 mit Salzsäure angesäuert. Es scheidet sich Berlinerblau ab. Zweitens, in- 

 dem man die alkalische Lösung mit Schwefelammonium bis zur Gelbfär- 

 bung versetzt, so lange erwärmt, bis der Überschuß entfernt ist. In der 

 jetzt farblosen Lösung weist man das entstandene lihodansalz nach dem 

 Ansäuern durch Eisenchlorid (blutrot) nach. 



Die Gewinnung und Analyse kleiner Gasmengen (Mikroanalyse). 



Will man die Atmungsprozesse bei den verschiedensten Organismen, 

 auch Mikroorganismen, in Wasser oder wässeriger Lösung studieren, oder 

 handelt es sich um die Frage, nachzuweisen, ob Stickstoff von bestimmten 

 Bakterien geliefert wird, ob geringe Mengen Sauerstoff zum Leben notwendig 

 sind, handelt es sich weiter darum, zu untersuchen, wie die Assimilation 

 von Pflanzen bei verschiedener Beüchtung sich ändert u. a. m., so muß man 

 in Anbetracht der Kleinheit der zu untersuchenden Gasmengen die söge- 

 nannte Mikroanalyse heranziehen. Das gleiche Verfahren wird von Vorteil 

 sein, wenn man die Spannung und die Menge von Gasen untersuchen will, 

 die in natürlichen Wässern gelöst sind. 



Apparat \q\\ Brodle und Cullis.-) 



Unter Weiterausgestaltung eines zuerst von Barcroft und HamiJl^) 

 benutzten Prinzips haben Brodle und Cullis eine äußerst feine und relativ 



^) R. Fresenius, Quantitative Analyse. 6. Aufl. Bd. 1. S. 505. 



^) T. G. Broclie uud W. C. Cullis, Gasanalvsis in salt Solutions. Journ. of Phvsiol. 

 Vol. 36. p.405 (1908). 



*) J. Barcroft and J. Hamill, The estimation of tlie oxygen dissolved iii salt 

 Solutions. Journ. of Phvsiol. Vol. 34. p. 306 (1906). 



