660 Franz Müller. 



strömt ist, schließt man den Hahn c, senkt die Füllkiigel tiefer als B und 

 erzeugt so ein Vakuum. Durch Füllen des Bechers G mit kochendem Wasser 

 wird die Schwefelsäure in A^ B gasfrei gekocht, die Füllkugel sofort ge- 

 hoben und sobald der ganze Apparat wieder mit Quecksilber gefüllt ist, 

 die angesammelte Gasmenge durch die Kapillaren hindurch zusammen 

 mit einem Teil der Schwefelsäure bei o herausgetrieben. Nachdem diese 

 Operation noch einmal wiederholt ist, ist die Schwefelsäure gasfrei und 

 der Apparat fertig zum Beginn des Versuches. 



Die zu prüfende Salzlösung wird in einer langen, genau geteilten 

 und mit Glashahn versehenen Pipette abgemessen, darauf mittelst Gummi- 

 schlauchs mit dem ÜberfüUrohr o verbunden und so unter Quecksilber 

 übergestülpt , daß die Spitze der Pipette mit o in Berührung kommt. Nun 

 öffnet man den Hahn der Pipette und läßt bei Tiefstand der Füllkugel 

 etwa 5 — 10 cm^ laugsam einfließen. Die in der Kapillare E, D bleibenden 

 Flüssigkeitsteile werden durch Quecksilber heruntergespült. Nach Schließen 

 des Hahnes c und bei Tiefstand der Füllkugel bringt man, nachdem die 

 Quecksilberoberfläche in dem Becher J'über o aufs sorgiältigste abgetrocknet 

 ist, die Flüssigkeit in A, B zum Kochen. Man stülpt nun den erweiterten Teil p 

 des Analysenröhrchens (Fig. 214), der ebenso wie seine Kapillare und Endrohr 

 vollkommen luftfrei mit Quecksilber erfüllt ist, über o und treibt das ent- 

 mckelte Gas zunächst in p, dann, indem man den Glasstab Q langsam heraus- 

 zieht, unter Nachströmen von Quecksilber in den kapillaren Teil des Ana- 

 lysenrohres. Zweckmäßig wird das Rohr während dieser Zeit möglichst 

 horizontal durch 2 feste Klammern über dem Entgasungsapparat gehalten. 

 Nachdem man 2 — 3mal in gleicher Weise verfahren ist und beim Über- 

 führen des Gases besonders darauf geachtet hat, daß keine Flüssigkeit in 

 die Analysenröhre eingesogen wird, beginnt die Analyse. 



Analyse. 



Die Analysenmeßkapillare (von P i)is T) muß gleichen Durchmesser 

 haben, sie ist zuvor durch Ausmessen einer kleinen Quecksilbersäule in 

 den verschiedenen Teilen des Rohres und durch Wägen des Quecksilbers 

 kalibriert. Sie muß vor der Aufnahme des Gases sorgfältigst gereinigt, ge- 

 trocknet und mit reinem Quecksilber gefüllt sein. Führt man das ent- 

 wickelte Gas aus der kugeligen Erweiterung (P) durch sehr vorsichtiges, 

 langsames Zurückziehen des Glasstabs in die Kapillare über, so kann man 

 das Eindringen von Flüssigkeit in die Kapillare leicht verhindern. Hat man 

 außerdem zwischen jeder Auskochung die in dem kapillaren Teil etwa an- 

 gesammelte Flüssigkeitsmenge immer wieder zurückgetrieben, so wird jeder 

 Verlust an Gas vermieden. 



Zur eigentlichen Analyse wird die Meßkapillare unter der Wasser- 

 leitung mit fließendem Wasser abgekühlt, die Temperatur des Wassers 

 notiert, darauf die Länge der Gasblasen durch einen darunter gelegten 

 Millimeterstab gemessen. Die (2 oder o) einzelnen Gasblasen werden nun 



