Biologische Gasanalyse. i\i\] 



in der Art vereinigt, daß man das erweitert«' Ende (p) miti-r W a— r narli 

 oben wendet und jeden Hest nielit /u dem extrahierten (ias ^n-liöreiuler. 

 in der Kapillare etAva enthaltener I.nft iieranstreiht. Darauf dreht man j» 

 in Wasser nach unten und vereinigt duirh Hin- und llerhewegen des 

 Quecksilbers in dem langen Rohr vermittelst des (ilasstabes die verscliie- 

 denen zur Untersuchung kommenden (rasblasen. Macht man dies schnell, so 

 ist keine Gefahr, daß erhebliche Mengen Sauerstoff oder Stickstoff <lurch 

 das nunmehr die innere Oberfliiche der Melikapillare benet/endo \Va--.r 

 absorbiert werden, während die absorbierte Kohlensaure ja jetzt nach 

 der ersten Ablesung ohne lielang ist. Man zieht noch etwa i tm^ \Va->ir 

 in die Kapillare ein, nimmt p aus dem W assei- heraus, tut Kalilauge in // 

 und läßt diese mehrmals durch lUickwärts- und N'orwärtsbewegcu des (Ilas- 

 stabes in dem Kapillarrohr hin uud her lauten , bis die Wjlnde gut mit 

 der Lauge benetzt sind. Nachdem so die Kohlensäure absorbiert ist, wird 

 die noch vorhandene (xasblase bis nahe an die Einmündung der Kapillare 

 in p vorgetrieben, so die Kalilauge entleert und p mit Wasser ausgewaschen. 

 Darauf wird die (lasblase wieder nach derselben Stelle zuriicki:<diolt. in der 

 sie zunächst gemessen wurde und mittelst Miliimeterstabes in horizontaler 

 Lage und nach Abkühlung mit Leitungswasser gemes.sen. In gleicher \Vi-i>c 

 wird dann der Sauerstoff durch Absorption in der Hnldunr^rUi'W l'yrogallns- 

 säurelösung (siehe 8.624) absorbiert, ju mehrfach mit Wasser nachgewaschen, 

 w^as nur wenige Sekunden dauern darf, zumal wenn die (Jasblaso sich in 

 dem oberen Teil von p befindet, schließlich die übrigblt-ibende N-Menge 

 wie zuvor gemessen. 



Die von den Autoren gegebenen Beispiele zeigen bei \ rrirleich mit 

 einer auf chemischem Wege bestimmten Sodalösung einen Kehler von 

 l-9Vo in der Kohlensäure. Die Luftanalyse ergab bei einer Länge der Luft- 

 blase von 243mm 20-947o Sauerstoff und TDlMiVo Stickstoff. Iin d.-n 

 Fehler zu vermeiden, der durch (iasab.sorption in <ler mit Kalilange 

 befeuchteten Kapillare stattfindeu kann, wurden besomlere \ersuche ange- 

 stellt. Es ergab sich bei einer Kapillare von 2mm Weite und l<»?;s spez. (Jew. 

 der Lauge — 0'847o- ß^i engeren Köhren wird die Korrektion größer. Im 

 Durchschnitt ergaben die Analysen F«'hler von nur (coiM-m» auf HH»o»> 

 Salzlösung. Es ist aber besonders darauf zu achten, daß die Wandung der 

 Meßkapiliare vor der Ablesung gut ausgetrocknet ist. 



Wie man sieht, gestattet dies Verfahren eine re«ht genaue Ik'stim- 

 muüu- kleiner Gasmengen, die in wässeriger Lösung absorbiert sind. Es 

 erscheint nicht unmöglich, daß man eine ähnliche Methode auch für die 

 Bestimmung von lilutgasen wird verwenden können. 



Apparat von I\r<>(jli. 



Die Methode von Kro<ß ist im l'rinzip sehr ähnlich. Die beifolgende 

 Abbildung (Fig. 2Lo) wird auch ohne F.eschreibnng verständlich sein. Es 

 sei nur gesagt, daß in dem graduierten Kapillarrohr eine Länge von 20mm 



