662 



Franz Müller. 



mmmi^(^f»A 



Ä 



Fig. 217. 



einem Volumen von 1 cm"^ entspricht. Die ol)ere Öff- 

 nung (2) ^nrd benutzt, um den Apparat leichter zu 

 reinigen. Die Verschiebung der Gasblase geschieht 

 vermittelst der in Quecksilber tauchenden Schraub- 

 vorrichtung i. Zur Erleichterung der Ablesung und 

 Vermeidung der parallaktischen Verschiebung kann 

 man eine 6 — 8fach vergrößernde Linse benutzen, die in einem oben zuge- 



Fiff. 215. 



