Biologische Gasanalyse. 6(5 7 



II, Y,. Dcibei sind also T, und /]', mit (^)iiocksill)or, //. /. /// mit i;liit 

 gefüllt gewesen. Der Inhalt des Holires / einschlielilicli ilcr I'.oliniiifieii der 

 Hähne //und /// ist zuvor dmcli Aiiswägen festgestellt worden. 



Statt der Dreiweghähne kann man auch Schwanzliähne verwenden 

 (Fig. 2216, c). 



Verschiedenheiten der Blutgaszusammensetzung bei Vergleichung 

 verschiedener Blutproben desselben Tieres zu verschiedenen Zeiten. 



Abgesehen von den methodischen, sei es beim Aiispnm|jt'n des Blutes, 

 sei es bei der chemischen Methode der Blutgasanalyse (siehe später) sich 

 einstellenden Fehlern erfährt man sehr häufig, wie die Zusammensetzung 

 der Blutgase sich in wenigen Minuten beim gleichen Tiere verändern kann, 

 obwohl anscheinend im Zustand des Tieres sich nichts geändert hat. Das 

 wußte schon Pßüger und andere ältere Forscher. Sie haben sich daher bei 

 der Beurteilung der Blutzusammensetzung, besonders der Gase des venösen 

 Blutes, die erforderliche Zurückhaltung in der Bewertung des Besultates 

 auferlegt. 



Es ist immer außerordentlich schwer, zwei vollkommen übereinstim- 

 mende Blutproben von venösem Blut selbst kurz nacheinander zu ei'lialten. 

 Der Gasgehalt hängt ja eng mit der im Moment gerade vorhandenen Durch- 

 lüftung des Körpers zusammen. Hat man z. B. das Tier durch Morphiuminjek- 

 tion beruhigt oder das Blut durch Injektion von Blutegelextrakt oder ..Pepton" 

 ungerinnbar gemacht, so ist die Atmung schwächer, der Blutdruck im zweiten 

 Falle erheblich tiefer als normal. Macht dann das Tier zwei oder drei 

 ki'äftige tiefe Atemzüge oder steigt der Blutdruck plötzlich, wenn auch 

 nur für kurze Zeit, so ist die Zusammensetzung des \'enenblutes im 

 Moment nach diesem Zwischenfall eine vollkommen andere geworden. So 

 sah Barcroft einen solchen plötzlichen Wechsel im Kohlensäureg(dialt des 

 Venenblutes von 46 auf 19Vo5 ini Sauerstoff einen Aufstieg von 10 auf 

 227o- ^^ber auch bei einem regelmäßig atmenden Tier wechselt die Blut- 

 zusammensetzung durch \'eränderung in der tiefäßweite sehr schnell und 

 recht erhel)lich (siehe oben Beispiel 2). Doch findet man bei guter Atmung 

 ceteris paribus gute Übereinstimmung: 



Beispiel: 3. Kohlensäure 37-64Vo, 2 Minuten später ;)S-Or)% 



Sauerstoff 12-09«/o, 2 .. „ 12-19«/o 



Beispiel: 4. Kohlensäure 45*77''/o, 1 Minute .. 4(röl"/o 



Sauerstoff 19-72ö/o. 1 .< •• 19-727o 



Dabei ist immer vorausgesetzt, daß das Blut sich während der Entnahme 

 und bei der Einführung in die Pumpe oder in den betreffenden .Vpparat 

 nicht entmischt hat, d. h. daß die Blutkörperchen sich mciit p-eseiikt haben. 

 Daraus entstehende Fehler sind außerordentlich hoch. So ist es fast nn- 

 möghch, von dem leicht sedimentierenden Pferdeblut exakt stimmende 

 Parallelbestimmungen trotz oft Aviederliolten Durchmischens zu erhalten. 

 Zuntz und Hagemann haben einen Apparat angegeben, der den Fehler 



