Biologische (iasanalyse. (}(;«) 



Durch Heben eines (^)uecksill)er£refäße.s wird die \ akiiiinilvUirel voll- 

 kommen mit Quecksilber gefüllt, die Luft verdrängt und durch den (ilas- 

 schwimmer ein Abschluß gegen die anschlielienden Teile geschaffen. Heim 

 Senlven des GefälJes und Absinken des Quecksilbers sinkt der(Jlassch\vimnier 

 mit. Die Vakuumkugel ist gegen die Atmosi)h;tre durch ein über TCx-m 

 langes Kapillarrohr abgeschlossen. 



Bei dem Trockenapparat wie bei dem Kntgasungskolben lälit sich 

 die Anbringung von Hähnen nicht vermeiden. Diese müssen, wie üblich 

 bei gasanalytischen Arbeiten, so geschmiert sein, dali sie leicht i)eweglicli 

 sind und daß die lieibuugsfläche vollkommen klar durchscheinend aussieht. 

 Man drückt zweckmäßig den Hahn, während man ihn bewegt, etwas in den 

 Schhff ein. 



Fehlerquellen bei der Pumpenmetliode. 



Die Genauigkeit einer durch Pumpen bewirkten (iasanalyse hängt, 

 wie nach dem Vorstehenden verständlich , zunächst von der Art der (le- 

 winnung der Blutprobe ab. Sie wird beeinträchtigt 1. durch die Sauer- 

 stoffzehrung im frischen Blut oder durch bakterielle /ehrung wähi-eud 

 der Aufbewahrung, 2. durch schnelles Sedimentieren der roten Blut- 

 körperchen und 3. durch langsame Entgasung. 



Ad 1 ist zu bemerken, daß man das aufzubewahrende Blut durch 

 steriUsierte Kanülen in sterile Kolben einfließen läßt, dort mit Queck- 

 silber oder mit gleichfalls sterilisierten Glasperlen defibriniert . dann auf 

 Eis oder eingefroren im Kälteapparat konserviert. Zusatz von 2— S^/oo 

 Fluornatrium ist auch empfehlenswert. Aufbewahrung im Meßrohr selbst ist 

 weniger empfehlenswert, da bei Kontakt mit dem Hahnfett aseptisches 

 Arbeiten unmöglich ist. Bohr empfiehlt, das Meßrohr vor (iebrauch und 

 den Blutkolben der Pumpe vor der P^vakuierung mit Fluornatriundösung 

 zu waschen. 



Zum zweiten Punkt ist zu bemerken, daß nicht bloß Pferdeblut, welches 

 aus diesem Grunde, wie gesagt, zu gasanalytischen Arbeiten außerordent- 

 lich schwer zu gebrauchen ist, schnell sedimentiert, sondern daß auch ilas 

 Blut anämischer Patienten sowie von Hunden, Katzen. Kaninchen nach 

 Blutverlusten sich oft so schnell absetzt, daß es nur mit großer .Mühe 

 und durch kurz vor der Entnahme der Probe noch einmal wiederholtes 

 kräftiges Schüttein gelingt, gleichmäßig gemischte Blutproben zur 

 Analyse zu bringen. Daher ist das Einfüllen solchen Blutes in die 

 Pumpe aus einer Bürette oder durch teilweise Entleerung einer Pipette zu 

 widerraten. 



Bei der Überführung in die Pumi)e ist zu bedenken, daß bei der \'er- 

 drängung des Blutes aus dem Meßrohr durch Quecksilber nur Spuren von 

 Blut an der Wand haften bleiben dürfen, weil die .\ichung ja sonst un- 

 richtig ist. Manche Autoren gehen daher so vor, daß sie das Blut aus 

 dem Meßrohr nicht durch (^)uecksilber verdi'ängen. sondern in einem durch 



