670 Franz Müller. 



zwei Schwanzhähne abgeschlossenen langen Rohr oder einer Kugel ab- 

 messen. Die Kugel oder das Rohr sitzen mittelst Schliff dem Schaum- 

 kolben auf. Der DreiAveghahu an ihrem unteren Ende gestattet Einfließen 

 des Blutes, eventuell direkt aus der Ader : Man läßt die ersten mit der Luft 

 in Kontakt gewesenen Anteile des einströmenden Blutes durch den oberen 

 Hahn abfließen, schließt dann diesen und befördert durch Drehen des 

 unteren Hahnes das Blut in die Pumpe. Man öffnet den unteren Hahn 

 erst, nachdem man das Verbindungsstück bis an den unteren Hahn heran 

 ausgepumpt hat. Das Blut fließt zum Teil in den Entgasungskolben , zum 

 Teil bleibt es in dem Meßrohr zurück, die letzten Reste werden aber 

 nach Kondensierung von AVasserdampf durch Abkühlen des Rohres von 

 außen bei dann folgender geringer Erwärmung durch heißes Wasser und 

 kurz dauernder Öffnung des Hahnes in die Pumpe eingesaugt. Man kann 

 auch mit frisch ausgekochtem Wasser nachspülen. Doch ist dann die Über- 

 führung mittelst Quecksilber bequemer und bei vorsichtigem Arbeiten 

 auch genau. 



Ad ij : Die Gasgewinnung muß schnell geschehen, so daß durch zwei Ent- 

 leerungen der Pumpe schon etwa 95% des gesamten Gases dem Blut ent- 

 zogen und außer Kontakt mit ihm gebracht sind. Dazu ist zunächst nötig, 

 (lab das Blut Iiaum hat, in dem auf 40° erwärmten Entschäumungskolben 

 hoch aufzuschäumen, und der Kühler muß so gut kondensieren, daß der 

 Schaum im Kolben nicht antrocknet. Aus diesem Grunde sind auch, Avie er- 

 wähnt, vor Beginn des Versuches etwa 50 cm^ ausgekochten Wassers einge- 

 füllt worden. Sodann muß die Pumpe genügend Raum bieten, um die großen, 

 bei der in der Wärme schnell verlaufenden Dissoziation sofoi't entbundenen 

 (iasmengen zu fassen, und einen sehr gut funktionierenden Trockenapparat 

 haben, der den Wasserdampf zurückhält. Öffnet man den zAvischen Ent- 

 schäumungskolben nebst Kühler und dem Trockenapparat befindlichen Hahn, 

 so stürzt das Gas nebst Wasserdampf unter zischendem Geräusch in den 

 trockenen Pumpenkolben. Dabei passiert es mehrere mit Schwefelsäure und 

 Glasperlen gefüllte Gefäße, die den allergrößten Teil des Wassers zurück- 

 halten müssen. Sind Trockenvorrichtung und Kühlung nicht genügend, so 

 erzielt man infolge zu hoher Wasserdampfspannung im Pumpenkolben nie- 

 mals ausreichendes Vakuum. Aus dem weiten Raum, der durch Heben der 

 Quecksilberkugel resp. Hochdrücken des Quecksilbers mit Quecksilber ge- 

 füllt Avar und nun völhg entleert ist, treibt man sofort mit der ersten Ent- 

 leerung OOVn der gesamten Blutgasmenge durch ein langes Kapillarrohr 

 in ein Meßrohr. Die zAveite Entleerung der Pumpe nach zAveimaligem Öffnen 

 des Hahnes kann 3 — 4 Minuten nach der Entnahme des Blutes aus dem 

 Tier voUendet sein. 



Die vollkommene Entgasung Avird l)eschleunigt, wenn man nach 

 etwa 15 Minuten und mehrfacher Entfernung der entbundenen Gase den 

 Blutkolben mit etAva 30 cm 3 kalt gesättigter Borsäure (auf 20 cm^ Blut) 

 füllt (Bohr). Doch führt soAvohl Erwärmen weit über 40° Avie Säurezusatz 

 vor Entfernung der Hauptmenge des Sauerstoffs infolge UniAvandlung 



