Biologische Gasanalyse. {]~ \ 



des Oxyhämoj^lobins in Met- bzw. Acidliäiiio^lohiii /u Fixicniiii: des 

 Sauerstoffs in nicht aiispinnphjirer Form. Nach korrekt aus^fcführtcr Ent- 

 gasung soll nur reines Hämoglobin vorhanden sein, das die gleiche ().>-Menge 

 wie zuvor bindet. 



über die Bedeutung, welche Undichtigkeit der rumjM'uliiihne und 

 Eindringen kleiner Mengen Luft für die (ienauijrkcit des Resultats hat, 

 sind die Ansichten noch geteilt: Da Bohr glaubt, dab der Stickstoff im 

 Blut nicht rein physikalisch absorbiert ist, sondern nach chemischen (be- 

 setzen gebunden wird, so kann er von dem durch Auspumpen erzielten 

 Stickstoffquantum nicht, wie Zuntz und seine Schider tun. ojine weiteres 

 das in der verwendeten Blutmenge ..physikalisch alisorbierte" (^)uantuin 

 abziehen, um die eingedrungene Sauerstoffmenge aus der so gefundenen 

 Luftstickstoffmenge zu berechnen, sondern er muß verlangen, dab die Pumpe 

 während der Zeit der Blutentgasung absolut dicht schliebt. 



Nimmt man aber mit Zuntz an. daß der Stickstoff rein physikalisch 

 absorbiert wird, so macht ein Eintritt von geringen Luftmengeu keinen 

 Fehler, wofern man das Ende des Versuches, d. h. Auf- 

 hören der Gasentwicklung, noch richtig beurteilen konnte. 

 Häufisrer kommt es allei-dincs meines Erachtens vor, daß 

 man das Blut zu lange im Kochen erhält, da scheinbar 

 immer noch kleine Gasmengen aus dem Blut entweichen, 

 die jedoch in der Tat von außen immer wieder eindringen. 

 Der Versuch dehnt sich so unnötig lange aus. Hat man 

 einen die physikalisch absorbierte Menge übersteigenden 

 Stickstoff gefunden, so zeigt das Mehr an. wieviel Luft 

 eingetreten ist. Unter der Voraussetzung, daß diese Zimmerluft keine 

 erheblichen Mengen Kohlensäure enthält, kann man aus dem Stickstofftrehalt 

 den eingedrungenen Luftsauerstoff aus dem Verhältnis 7*.t'2 : 20'T leicht 

 berechnen und von der g(!fundenen Sauerstoffmenge in Abzug bringen. 



Immerhin glaube ich, daß es richtiger ist, jede Undichtigkeit da- 

 durch zu vermeiden, daß man, wie Barcroft u. a. getan, alle Schliffe mit 

 einem Außenmantel umgibt, in welchem Quecksilber eingefüllt wird. Das 

 schließt aber in sich, daß kein Schliff horizontal liegen darf, sondern 

 daß alle Schliffe vertikal aufrecht stehen müssen (siehe Fig. 222 ). 



Die Genauigkeit der Gaspumpenmethodik. 



Die Genauigkeit der l'unipeimiethode hängt also ab von den l'ehlern 

 bei dem Auspumpen des Blutes und von Ungenauigkeiten bei der Abmessung 

 und Gewinnung der Blutproben, bevor man sie in die l'umpen überführt. Da 

 diese Fehler nicht im einzelnen zahlenmäßig zu belegen sind, soll hier nur 

 nochmals auf die durch fehlerhaftes Arbeiten des l'umiHMimeclianismus selbst 

 hen'orgerufenen Ungenauiiikeiten Bezuii genommen werden, liolir nimmt 

 an, daß diese 0-25Vo des Wertes, d. h. für 2(» \'ol.-" „ Sauerstoff = O-Oö ciu^ 

 betragen darf. Haidane fand mit der /yoÄrschen rumpe (siehe S.C.SO) in 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 43 



