Biologische Gasaiialyse. (37;; 



Ich selbst erhielt in fünf, allcrilinj^s an zwei aiifoinaiider fol^n'iidcn 

 Tagen, vorgenommenen Vergleiehsanalysen von defiltriniertem Ilini<l('l»Ujt 

 bei im Mittel 25-48Vo Sauerstoff eine Maxinialai)\veichung von minus r:i2 

 und plus 0*59, oder in maximo etwa 6Vo des Hlutvolums. Doch war gerade 

 die eine am meisten abweichende Analyse erst am folgenden Tage ge- 

 macht und das Dlut über Eis aufl)ewahrt worden. 



Analyse der Blutgase. 



Die Genauigkeit der gasanalytischen Methodik hängt teils von der 

 Genauigkeit der Ablesung, teils von der Exaktheit der .Vbsorption von 

 Kohlensäure und Sauerstoff oder Kohlenoxyd ab. 



Geppert hat in seiner klassischen Monographie über Gasanalvse f\"er- 

 lag Hirschwald, LsHö) die i^wy^scHSche Methodik sehr verbessert (siehe S. »"lOl 

 u. 624) und ihre x\nwendung für biologische Zwecke geprüft. Er hat ihr. 

 Avie schon auf S. 579 erwähnt, in Anlehnung an Regiiaults Verbesserungen 

 der gasanalytischen Methodik eine Form gegeben, die mit einigen un- 

 wesentlichen Abänderungen auch heute noch in einigen Laboratorien zur 

 Anwendung gelangt. 



Die Fig. 22?^ zeigt den in dem Zuntz^ohQn Laboratorium fi'üher ver- 

 wendeten Apparat : In einer auf drei Eisenfüßen ruhenden eisernen 

 Quecksilberwanne Ä steht ein Vlm hoher und etwa 40c;« weiter (ilas- 

 zylinder. Er hängt oben in einem I\ing R, der mit Hilfe zweier übe^ 

 Rollen laufender (lewichte g und Führungen in zwei bis nahe an die 

 Decke des Raumes reichenden Eisenröhren E leicht bewegt werden kann und 

 bei Anziehen an den Gewichten g den Zylinder nach der Decke zu hinauf- 

 zieht. Aus der Quecksilberwanne Ä münden durch drei mit Gummistopfen 

 verschlossene Ansatzstutzen ein Fülltrichter N und zwei U-fürmig gebogene 

 Glasrohrleitungen, von denen die eine</ in ein Kapillarriilirchen übergeht und 

 ein kleines Entwicklungsgefäß für Knallgas e trägt, während die zweite h 

 eine Verbindung zu dem Wasserstoff entwicklungsapparat C besitzt. Zwischen 

 den Eisenröhren E hängt ein drittes, etwa halb so langes Rohr l> an t'iner 

 beweglichen Scheibe F. Sie trägt sechs Aufhängungsvorrichtungen mit kleinen 

 Rollen r, über die dünne Drähte führen zur Befestigung je eines Gtppert- 

 schen Eudiometers von 15 bzw. lOnn» (,)nerschnitt. Li der Mitte zwischen 

 ihnen hängt ein aus zwei oben und unten zu einem weiteren llohr sich 

 vereinigenden Röhren bestehendes nasses Barometer B. 



Die Ausführung der Analyse geschieht so, daß nach Füllung der 

 Wanne A mit Quecksilber und iMuhängen des Barometers B. an dem ein 

 feines Thermometer befestigt ist, die Eudiometer eingehängt werden, alles 

 bei hoch darüber frei hängendem Glaszylinder. Nun wird der (Jlaszylinder 

 in einen die Quecksilberwanne A ringförmig umgel »enden besonderen (,Mieck- 

 silberbehälter eingesenkt und mit stubenwarmem Wasser gefüllt. Die Dich- 

 tung übernimmt das Quecksilber, (ilaubt man, daß die Temperatur in 

 den Eudiometern gleichmäßig geworden ist, so beginnt man die Alilesung 



43* 



