Biologische Gasanalvse. 



670 



Bcispip]. 

 TB =■ Thcrmobarometerrohr. IS = Mcßrohi-. 7' = Temperatur. 



Ablesung 1. 



TB -19-96 \ 

 B -22-40 J ^^^^ 

 Resultat: Gesamtgas 10-595 cwt" 



Ablesung 2 



TB —21 02 

 B —23 



Resultat: 10-593 an'' 



L-02 1 

 J-59J 



T 16-94» 



TB 

 B 



■-^■^^h'16-9ö« 

 -17-29 I ^ l*^-^-^ 



Resultat: Kohlensäure 7-259 cm^ 



TB —23-97 I 



r 16-96" 



B —6-27 J 

 Resultat: Sauerstoff 1-414 cm^ 



TB — 21-07 1 

 U -17-90 I ' "'■'»" 

 Resultat: 7-260 fw' 



7' 96-97« 



Ebenso bequem zur Analyse von Blutii-asen ist der Apparat von 

 Haidane (Fig. 201), der auf S. 587 schon beschrieben worden ist. Er bietet 

 bei gleicher Schnelligkeit der Arbeit die Annehmlichkeit, daß er weniger 

 leicht zerbrechlich ist als der eben genannte und daß die Berechnung des 

 Resultats dadurch, daß nach Pe^^ersowschem Prinzip jede Umrechnung 

 auf Änderungen des Thermobarometers wegfällt, in wenigen Minuten ge- 

 macht ist. Man hat also die nicht zu unterschätzende Annehmlichkeit, 

 sofort das Resultat der Analvse zu kennen. 



Beispiel. 



Stickstoffrest im Apparat 3092 r;»-"" 



dazu Blutgas 7994 .. 



nach Kohlenabsorption 4-604 « 



nach Sauerstoffabsorption 3-430 ,. 



Werte nach Korrektur der Kaliber: 



Stickstoff 3-092 c;«» 



Gesamtgas 7-978 ^ 



minus Kohlensäure 4-600 „ 



minus Sauerstoff !V4j!I> .. 



Daraus ergibt sich: 



Gesamtgas 4886 mi^ 



Kohlensäure 3-378 „ 



Sauerstoff 1-174 ^ 



Stickstoff 0-334 „ 



Nach Petterson?,Q\\Qm Prinzip zur Blutgasanalyse eingericlitet ist der 

 in Fig. 1S2 abgebildete Apparat von Holir-Tohirsru. 



