g76 Franz Müller. 



Hat man die Temperatur des Wassers im Wassermantel zu Anfan^^- 

 bestimmt und den jeweiligen Barometerstand abgelesen, so kann man mit 

 Hilfe der Landolt-Börnsteimchen Tabelle Nr. B (S. 590 ff.) die Gasmengen 

 auf 0'' und 760 mm reduzieren. 



Vergleich der Genauigkeit der analytischen Methoden. 



Für kleine Luftvolumina hatte Geppert als maximale Ablesungs- 

 fehler bei Ablesung ohne Wassermeniskus (wie es bei dem dem Blut ent- 

 zogenen Gasgemisch geschieht), 0-16%, niit Wasser- oder Laugenmeniskus 

 (wie es nach Absorption der Kohlensäure und vor und nach Explosion 

 bei Bestimmung des Sauerstoffs geschieht) 0*03 — Ollo/o des Gasvolumens 

 angegeben. KontroUablesungen zeigten gewöhnlich in Eudiometern von 18 mm 

 Weite Differenzen unter O'Oo cm^ (= O'Ol cm der Skala des Rohres). Ln 

 allgemeinen stimmen die Ablesungen kleiner Gasmengen im 10 »»»-Rohr 

 auf 0'002 cm^ Große Gasmengen werden im weiten (18 mm) Rohr ebenso 

 genau wie im engen (10 mm) bestimmt. 



Bei Verwendung von lange Zeit im Laboratorium gebrauchten Eudio- 

 metern geüngt es nicht leicht, diese Genauigkeit vollkommen zu erreichen. 

 So verwandten A. Bornstein und F. Müller entsprechend den Befunden 

 bei Blutgasanalysen 6 — 12 cm^ eines Gemenges von BO^/o Kohlensäure. 

 40/0 Sauerstoff und 66"/^ Stickstoff. In den Ablesungen wurden sie durch 

 mehrere Kollegen, die darin ebenso geübt waren, unterstützt und kon- 

 trolliert. Sie fanden in Eudiometern von 12 mm Durchmesser als maxi- 

 male Ablesungsfehler: 



Prozent des 

 Gasvolumens 



Für das Gesamtgas (Quecksilbermeniskus) 008— 062 



Nach Kohlensäureabsorption (mit Laugenmeniskus) . . 022 



Nach Zugabe von Wasserstoff (Laugenmeniskus) .... 0'06 



Nach Explosion (Laugenmeniskus) 007 



LTnter der Annahme, daß aus 12 an^ Blut ö-ri2 cm^ Gas ausgepumpt 

 sein mögen, ergibt sich aus diesen möglichen maximalen Ablesungsfehlern 

 als mögliche maximale Differenz: 



Für Kohlensäure 0-56Vo des Blutvolumens 



., Sauerstoff 0-02 "/o „ „ 



,, Stickstoff 0-40Vo •, ,; 



Allerdings ist hier als ungünstigster Fall angenommen, daß ein sauer- 

 stoffarmes Blut vorlag. Man sieht, daß schon diese möglichen Ablesungs- 

 fehler eine nicht unbeträchtliche Differenz in Kohlensäurowerten, dagegen 

 eine sehr geringe in den Sauerstoff werten zur Folge haben können, und 

 daß für den Stickstoff eine Unsicherheit von 0-4Vo methodisch möglich ist. 



Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der (lenauigkeit der drei 

 genannten Methoden bei der Analyse so kleiner Mengen willkürhch ge- 

 wählter Gasgemische. 



