Biologische Gasanalyse. ^77 



Wir sehen, daß die soviel leichter zu handliuhenden Methoden v(in 

 Loetvy und Haldmie bei der Analyse kleiner liliitj^asmeniieii an (lenauij;- 

 keit hinter der Geppert^Q\\Qn Methodik für die Bestinimunjj: der Kohlen- 

 säure sicher nicht, für die Bestimmung des Sauerstoffs nicht erhehlich 

 zurückgestanden haben. 



•^ö"^ 



Die verschiedenen Blutgaspumpen.') 



Die verbesserte Pßügersche Pumpe nach Zuntz. 



Die folgende Figur 224 zeigt den freistehenden A])i)arat. der he- 

 ([uemer noch so montiert wird, dali der Gummischlauch 13 fehlt, und statt 

 dessen ein kurzes weites Rohr Fallrohr 7 und Quecksilbergefälj 1 verbindet 

 (siehe Fig. 226). Durch die Berührung mit (iummi wird das (^)uecksilber 

 stets mit der Zeit unsauber. 



Ist die Pumpe vollkommen mit Luft gefüllt, so entleert man die wasser- 

 haltige Schwefelsäure in 16 vermittelst lieber durch Hahn /, befeuchtet 

 die 2 Rohre des Trockenapparates 8 t, und t„ mit frischer Schwefelsäure, 

 die man auch in Kugel 14 füllt, bringt in 10 etwa ;-^0 — öO crn^ destilliertes 

 Wasser, fettet alle Hähne frisch und entleert die Pumpe bei geschlossenem 

 Hahn d zunächst durch eine Wasserstrahlpumpe, öffnet d kurzi' Zeit usf. 

 und entfernt nur die letzten Spuren Luft etwa von 10 mm Druck ab bei 

 30" durch Heben und Senken der Quecksilberkugel 7. Solange man nicht 

 bei niedrigem Druck angekommen ist, muli man sowchl Heben wie Senken 

 sehr vorsichtig vornehmen, da bei schnellem Heben die auszutreibende 

 Gasmenge mit großer Gewalt plötzlich durch das Kapillarrohr :> entweicht, 

 das Quecksilber plötzlich nachstürzt und die Pumpe an der Stelle n durch 

 den Anschlag zerschlägt. Beim zu schnellen SenkiMi der Kugel andrerseits 

 stürzt die in dem Trocken- und Entscliäumungsapparat (8 — W) befindliche 

 Luft plötzlich in das in 2 gebildete Vakuum und reißt das (,)uecksilber 

 mit großer Gewalt in die Höhe, die Pumpe bricht dann am Punkt u oder s. 

 Eine völüg entleerte und mit gut gedichteten llühiieu (durchscheiiuMid bei 



') Allgemeines über Hg-Pumpen siehe dieses Handbuch, Teil I 1, S. 141. 



