678 



Franz Müller. 



Drehung) versehene Pumpe muß über Nacht ihr Vakuum so halten, daß 

 das Quecksilbermanometer sich nicht ändert. 



Es sind dann immer noch einige Gasblasen zu entfernen, die aber 

 durch zwei- oder dreimaliges Entleeren beseitigt werden. Handelt es sich 



um die Untersuchung lebenden 

 Blutes, so verbindet man nun 

 m durch einen engen Gummi- 

 schlauch mit der Arterie und 

 füllt, je nach der Größe des 

 Tieres oder der gewünschten 

 Blutprobe, entweder nur Kugel 11 

 von 7 cm 3 Inhalt oder auch die 

 obere von 10 cm^ mit Blut. Nach- 

 dem die ersten Tropfen durch 

 den oberen Hahn Aveggeflossen, 

 wird oben geschlossen und die 

 Kugeln durch Drehung von 

 Hahn a mit dem Vakuum in 10 

 in ^'erbindung gesetzt. 



Arbeitet mau mit Hirudin- 

 oder defibriniertem Blut, so ver- 

 bindet man das Blutmelirohr 

 (Fig. 220) durch Rohr iF und 

 ein kurzes« Schlauchstück (ka- 

 pillar, dicke Wandung, Glas an 

 Glas) mit dem Ansatzstutzen m, 

 öffnet Hahn /// (Fig. 220) nach 

 IV hin, dann Hahn « kurze 

 Zeit und entleert, während der 

 Assistent das Rolir hält, durch 

 zweimaliges Heben die in dem 

 Verbindungsraum vorhanden ge- 

 wesene Luft. Bei tiefstehendem 

 Quecksilberkolben 1 (wie in 

 Fig. 224) und auf 30" erwärmtem 

 Wasserbad i^, in dem das 

 AVasser tiefer als die Blutober- 

 fläche im Kolben steht, wird das 

 Blut in kleinen Portionen vom 

 Hahn /// (Fig. 220) aus durch 

 m, a, c m 10 einfließen gelassen (PteguHerung bei a). Es mrd sofort tief- 

 violett. Das Quecksilber strömt aus der Füllkugel VI in das Meßrohr 

 nach, bis es den Hahn III erreicht. Darauf schließt mau ab, läßt die 

 an der Wand haftenden Blutreste sich etwa :->0 Sekunden lang ansam- 

 mehi (das Meßrohr wird möglichst senkrecht gehalten), öffnet Hahn a 



Fi". 224. 



