Biologische Gasanalyse. 679 



weniiie Sekunden und liiüt das Quecksilber den letzten liest Blut sowie 

 die im Verbinduniisteiie l)efindliclie lilutnienj^e übertreiben. Xaelideni man 

 dies noch ein- oder zweimal wiederholt hat. entfernt man nach \'ers(lilnli 

 der Hähne rt und ///das lUutmellrühr. Der Ansatzstutzen ?^/ ist nun voll- 

 kommen mit Quecksilber i-efüllt. 10 -20(V/<3Blut sollen in 1 bis 2 Minuten 

 ül)ei-gefüllt sein. 



Während des Überfüllens wird die ^'erl)indung• von Entschäuniungs- 

 apparat und Pumpe, Hahn d, schon einige Male für einen Moment geöffnet. 

 Durch kurzes Öffnen des Hahnes d läßt man jetzt das Gas durch den ganz 

 kalten Kühler 9 und den Trockenapparat 6' in 2 ein, schliebt Hahn d und 

 treibt das Gas durch Heben des Quecksilberkolbens / aus der Pumpe aus 

 in Piohr 4. Das wird 2— Hmal wiederholt. Dabei muli das Trockenrohr St, 

 immer kühl bleiben, während 8t„ in der oberen Hälfte bei Einströmen des 

 wasserdampfgesättigten Gases warm wird. Je nach Bedarf labt man aus U 

 einige Tropfen frischer Schwefelsäure einfließen. Man kocht etwa 10 Minuten 

 weiter bei ßO^ entleert, läßt ausgekochte heiße Borsäure durch m einfließen 

 und wiederholt während ca. 30 Minuten in Zehnminuten intervallen die Ent- 

 leerung. Hat die Pumpe gut geschlossen, so gehen jetzt höchstens ein oder 

 zwei kleine BUischen durch das Kapillarrohr 3 in 4 hinein. Man schließt 

 dann den Versuch nach etwa Y^ Sunden ab. Will man sicher sein, daß 

 die Kohlensäure vollkommen entfernt wird, so empfiehlt es sich stets, nach 

 der ersten Auspumpung einige Kubikzentimeter kochender, gasfreier, etwa 

 lO^/oiger Phosphorsäurelösung oder gesättigter Borsäure einzulassen und 

 nach Entfernung der Hauptgasmenge, noch höchstens 20 (im ganzen 

 45) Minuten bei SO — 40" zu belassen. 



Kohlenoxyd wird schwerer aus dem Blut entfernt. Man macht das 

 Blut durch Erwärmen in destilliertem Wasser im Kolben bei 80" voll- 

 kommen (!) lackfarben und läßt durch m einige Kubikzentimeter ausge- 

 kochter, frischer, gesättigter Ferricyankahumlösung nachströmen. Dann 

 führt man nach mehrfacher Auspumpuug 20Voi&e Weinsäure oder Phos- 

 phorsäure ein. 



Die Pumpe von Bohr (Fig. 225). 



Diese Einrichtung hat den Vorzug, daß das Quecksilber automatisch 

 durch Wasserdruck . je nachdem man Hahn a oder h öffnet, hochgedrückt 

 und abgelassen werden kann und so dauernd sauber bleibt. Die Trocken- 

 vorrichtung sowie der Entschäumungsapparat sind kleiner, l-'iir größere 

 Blutmengen empfiehlt es sich mehr, die Form des Z?o?/^schen Apparates 

 anzuwenden, der jetzt so eingerichtet ist, daß das Steigrohr 7 (Fig. 224) 

 in eine Flasche mit Quecksilber führt, in dem das Hg durch PrelMuft ge- 

 hoben wird und beim Ablassen desselben in die Flasche zurücksinkt. 



Bohr empfiehlt, bei P'inlassen des Blutes zunächst nicht zu erwärmen, 

 dagegen durch Drehen im Hahn n den Blutkollten bei offenem Hahn r 

 und geschlossenem Hahn t zu schütteln. Hahn t wird nur vorübergehend 

 geöffnet. 



