682 



Franz Müller. 



Glasbläserarbeit fast ganz fortfallen. Das System wird zunächst mit einer 

 Strahlpumpe leergepumpt, dann mit der Bohrschen Quecksilberhebevür- 

 richtuug durch Wasserleitungsdruck. 



Pumpe zur Entgasung Hemer Blutmengen. 



Eine Art jMikropumpe für Blut hat Dreser kürzlich i) anknüpfend 

 an Barcroß und Hamills Methode der ^Mikroanalyse von in Salzlösungen 

 absorbierten Gasen-) veröffentlicht (Fig. 227): 



In den kleinen Becher aS', der 

 durch Halter Z gehalten wird, bringt 

 man eine in M (Kapillare 2mm) ge- 

 messene CO-Menge durch Übertreiben 

 von n aus mit CO gesättigtem Wasser 

 über das in B befindliche Quecksill)er. 



zw 



Fig. il6n. 



Fig. 2-27. 



Dann saugt man S auf dem Kautschukpfropfen K durch Senken der 

 Quecksilberkugel der kleinen Pumpe X fest, schließt den am Verbindungs- 

 rohr zu iV befindlichen Hahn, füllt durch T eine durch Differenzwägung 



^) H. Dreser, Die Bestimmung der CO-Kapazität kleiner Blutmengen. Schmiede- 

 fter^r-Fcstschrift. Arch. f. exp. Patliol. Suppl. 1908. 



^) J. Barcroft and F. UamiU, The cstimation of the oxygen dissolved in salt So- 

 lutions. Journ. of Physiol. Vol. 34. p. 306 (1906). 



