Biologische Gasanalyse. 



68;^ 



ermittelte Blutprobe (2 — '^g in ^/^cm^ Natriuinoxalatlüsiin^ auff,^efau!^^eii ) 

 ein, spült mit im stanzen 2 cm^ O'OVoiger NaCl nach, entfernt S von A' 

 durch Heben von .V nach Verstopfen von ÜT, verschließt S unter Queck- 

 silber durch einen Stopfen, schüttelt Blut und Gas unter Wasser If) Miuuten, 

 lüftet den Stopfen unter Quecksilber, setzt S wieder auf K und zerstört 

 denBlutschaum durch /erplatzenlassen der Blasen im Entschiiumimirskolbcii /-' 

 (80 cm^ fassend), so dal') man dann das in S angesammelte Gas nun restlos 

 in eine Absorptionspipette überführen kann. 



In der Pipette Mird der Sauerstoff und CO, durch lOVoise Na OH, 

 die mit Natriumhvdrosulfit und mit CO gesättigt ist, absorbiert, der Rest 

 dann in M wieder gemessen. Die Differenz der zwei Messungen der CO- 

 Mengen ergibt die CO-Kapazität des Blutes. 



Chemische Methoden der Blutgasgewinnung. 



Die Pumpenmethode hat sich wegen der Schwierigkeit der Handhabung, 

 der leichten Zerbrechlichkeit, sowie der hohen Kosten des dazu erforderlichen 

 Quecksilbers nur Eingang in einige wenige physiologische Laboratorien vej- 

 schafft. Die Sauerstoff- und Kohlenoxydbestimmung mit Ferricyankalium hat 

 demgegenüber den großen Vorzug, uns vom Quecksilber unabhängig zu machen. 

 Außerdem sind die erforderlichen Apparate viel billiger und man kann 

 unter Verwendung kleiner Blutraengeu beUebig viele Analysen zur gleicluMi 

 Zeit nebeneinander ansetzen. Man ist dadurch in der Lage, mehrere Kon- 

 trollbestimmungen sowie Reihenanalysen von Blutgasen kurz nach der Ent- 

 nahme aus dem Tier zur Analyse zu bringen, und da die Berechnung sehr 

 einfach ist, noch am gleichen Tage das Resultat in Händen zu haben. Die 

 Methode beruht auf der Tatsache, daß sauerstoffhaltiges oder kohlenoxyd- 

 haltiges Blut in Berührung mit Ferricyankalium den gesamten O., Iizw. 

 CO beim l'bergang in Methämoglobin gasförmig al)giltt. Das gei)ild(>te 

 Gas wird entweder durch Messung der Volumänderung bei konstantem 

 Druck (Franz Müller) oder ]\I essung der Druckänderung lu'i konstantem 

 Volumen (Hnldane, Barcroft) bestimmt- 



Die Richtigkeit der erhaltenen absoluten Werte zeigen folgende Ver- 

 gleichszahlen mit der Gaspumpe (siehe auch Tab. /:; auf S. i')i»S): 



Gas 



liliUart 



Pnmpe 



0, 

 CO, 



Defibriniertes 

 Hundcblut 



17-7, 17-4 

 130, 140 



Ferricyanidapparat 



Beobachter 



17-6. 171 

 13-9, 13-2 



Barcroft 



CO, 



Defibriniertes 

 Schafblut 



2212 

 43-3 



22-2, 21 3 

 - 43-9 



Barcroft uiiil 

 Franz Müller^) 



0.. 



Defibriniertes 

 Huncleblatam6./XII. 



12-7 



12S, 12-4. 12-5; 

 120 



Dicselbou 



0.. 



Vom gleichen Hund 

 cutnommen 

 am 8. XII. 



11 Hl 



9-7. 9-4. 9-7 



Uiesclboii 



') Bisher nicht publiziert. 



