Biologische Gasanalyse. 



08ö 



J)i(' verschiedenen Ferricyanidapparate und ihre Handhabunji. 



A. Der Apparat von Huldanc in der neuesten Form nach Barcroft. 



Der Apparat besteht, wie die Fif?. 228 zeii>t. aus zwei fi'onau lileichen. 

 mit MilHuieterteihins- versehenen Kapillarröhrchen . die auf einem Ihvtt 

 nebeneinander montiert sind und unten 

 durch zwei kapilhire Schlauchstücke ni 

 und n und ein s^iäsernes U-Koiir p 

 (Fig. 229) miteinander verbunden sind. 

 Auf die Schkiuclistücke wirkt eine fein 

 arbeitende Schraubenvorrichtung BC 

 und verändert den Stand des in den 

 Kapillaren befindlichen Wassers. An 

 einem iUteren ^lodell befindet sich an 

 Stelle von m, n und p ein kleines birn- 

 förmiges Glasgefäß, in dem vermittelst 

 (Jummistopfens die beiden Manometer- 

 röhren fest stecken. An ihm ist ein 



schwarzer Kautschuksaugpfropfen 

 (..Schnuller") festgebunden, auf den 

 dann B C einwirken , nachdem alles 

 luftfrei mit Wasser gefüllt ist. Mir selbst 

 erscheint diese ältere Anordnung prak- 

 tischer als die abgebildete. Doch mul'j 

 der Saugpfropfen recht weich sein ! Die 

 eine der Manometerröhren I steht oben 

 in Verbindung mit einem T-Hahn H, 

 dessen oberer Stutzen in ein U-förmig 

 gebogenes gläsernes Kapillarstück U 

 übergeht. Es trägt ein dünnes Gummi- 

 stück a, an dem das sogenannte Schüttel- 

 gefäl) befestigt ist. Dieses besteht aus 

 einem dünnwandigen (Haskölbchen K 

 von etwa 35 cm^ Inhalt mit eingeschlif- 

 fenem Glasstopfen S, dessen Mitte von 

 einem Glasrohr durchsetzt ist. Das 

 Glasrohr hat unten eine (")ffnung x und 

 läuft in einem Schälchen h mit etwa 

 1 cm^ Faßraum aus. Die Schale muß 

 leicht durch den Hals des Fläschchens 

 geführt werden können. Die Ausführung 

 der Analyse gestaltet sich folgender- 

 maßen : 



Man füllt die Teile w, p, n mit Wasser oder nach t'iiu'm \ i>r>chlage 

 von Brodle mit einer Lösung von (Jallensalzen vom s])ez. (iew. 1-034 



Fig. 228. 



Fig. 229. 



