68ß Franz Müller. 



(der Atmosphärendruck beträgt dann 10.000 ?»m dieser Lösung). Die Ka- 

 pillarrohre müssen aufs sorgfältigste durch Kochen mit Chromsäure und 

 Schwefelsäure gereinigt sein, so daß l)eim Spielenlassen der Schraube B das 

 Wasser sich in beiden KapiUaren vollkommen gleichmäßig bewegt, ohne 

 daß Tropfen in dem darüber stehenden Teil der KapiUaren hängen bleiben. 

 Auf diese Vorschrift muß sorgfältig geachtet werden, da schon minimale 

 Verunreinigungen, kennthch durch solche Tropfenbildung, die Resultate voll- 

 kommen wertlos machen. Hahn H ist leicht gefettet. In den Schlauch- 

 ansatz a hat man den im Schliff gut gefetteten Glasstopfen S gesteckt. 

 In das Schälchen h des Schüttelgefäßes füllt man O'o crn^ einer heiß ge- 

 sättigten und allgekühlten, nicht über etwa zwei Monate alten Lösung 

 von rotem Blutlaugensak. 



Der ganze Apparat hängt durch einen Metallbügel Ä frei an einem 

 zwischen zwei hölzernen Winkelstücken horizontal ausgespannten Draht 

 oder einer festen Schnur. 



Aus der gegen die Luft durch ein Xatronkalkrohr abgeschlossenen 

 Vorratsflasche 1) (Fig. 195) mißt man nun, wenn die Blutprobe vorbereitet 

 ist, 2 cm^ der Ammoniaklösung (2 cni^ konzentriertes Ammoniak auf 500 cm^ 

 destilliertes Wasser) in K ein und stellt K an das offene Fenster. Bei 

 kohlensäurereichem Blut fvon 60Vo ab) muß die doppelte Ammoniakmenge 

 genommen werden. In dieser Weise werden mindestens drei Apparate 

 vorbereitet. Nun mißt man zweimal je 1 cm^ der Blutprobe in einer in 

 Tausendstel geteilten 1 c«i3-Pipette ab, deren Nullpunkt möglichst hoch, 

 etwa 3 cm, über der Auslauf spitze liegt, säubert diese Spitze immer außen 

 sorgfältig von Blutresten und führt die Probe unter das Ammoniak in K 

 ein, so daß die Blutschicht durch die Ammoniakschicht von der Luft 

 abgeschlossen ist. Darauf verbindet man Kolben K und Stopfen S. der 

 SchUff muß spiegelnd aussehen, und schließt den Hahn H. Nachdem dies 

 in zwei Apparaten geschehen ist, führt man in den diitten Apparat an 

 Stelle des Blutes 1 cm^ ausgekochtes destilhertes Wasser ein und verschließt 

 ihn auf gleiche Weise. 



Die drei Apparate werden in eine möglichst große Wanne mit 

 W^asser so versenkt, daß der Kolben sich bis über a hinaus in Wasser 

 befindet. Zunächst kühlt sich die Luft in dem System ab, daran kennt- 

 lich, daß das Niveau in dem Kapillarrohr J, welches mit K in Verbin- 

 dung steht, steigt, während es in // sinkt. Durch Öffnen des Hahnes H 

 und Herstellung von Druckausgleich mit der Atmosphäre stellt man auf 

 eine beliebige, ursprünglich gewählte Nullstellung. Dieses Öffnen und in 

 etwa 10 Minuten Pause wiederholte Ablesen geschieht so lange, bis die 

 Nullstellung sich nicht mehr verändert. Darauf notiert man den Anfangs- 

 stand und nun bleibt der Hahn H in allen drei Apparaten während der 

 Sauerstoffbestimmung geschlossen. Man notiert die Wassertemperatur. 



^) Lieferant aller Teile: Bleckmann & Burger, Berlin X., Auguststr. 3 a. 



