Biologische Giisanalyse. f3f<7 



Das l>lut wird jetzt entweder im \Niissei- oder nach lleransnahme 

 der Apparate aus dem Wasser durch vorsichti^'os llcrumschwcnken mit 

 dem Ammoniak vermischt und vollkommen lacklarlieu ^a-macht. Nach 

 den früher i^enanuten Fehlerquellen der Methode ist es klar, dali auf 

 dieses Lackfarbenwerden besonderer Wert gelegt werden mul». Das I'.hit muH 

 vollkommen durchscheinend an der Wandung des Kolbens herunter- 

 flielien ! Sobald dies geschehen, bringt man die in dem kleinen Schiilchen // 

 befindliche Ferricvanidlösung durch Seitwärtslegen des Kolbens K zum Aus- 

 flielten und schüttelt mehrere Minuten energisch um, indem man zugleich 

 durch geeignete Fingerhaltung Sorge trägt, daß die\'erl)indung von Stopfen -S' 

 und Schüttelgefäß K sich nicht lockert. Man bemerkt dabei, wie der Stand 

 in dem Manometer / heruntergedrückt wird und hat durch leichtes An- 

 ziehen der Schraube B Sorge zu tragen, daß das Niveau nicht zu tief unter 

 die sichtbare Teilung sinkt. Darauf versenkt man K wieder in die Wasser- 

 wanne, behandelt den zweiten Apparat in gleicher Weise, den dritten, nicht 

 mit Blut gefüllten, der als Thermobarometer dient, ebenfalls und wartet 

 etwa 10 Minuten bis zur ersten Ablesung bei der alten Nullstellung in I. 

 Darauf schüttelt man von neuem kräftig durch, wobei man immer Sorge zu 

 tragen hat, daß die durch das kleine Loch x vermittelte Kommunikation von A' 

 nach 1 nicht durch Flüssigkeitstropfen verschlossen wird. Man wiedcrhdlt 

 das Schütteln und Ablesen, natürlich immer nach vorheriger Durchmischung 

 des Wassers in der Wanne (Doppelgebläse!), so lange, bis sich der Stand 

 in dem Manometer 7/ bei immer wiederholter Einstellung in 1 auf die 

 ursprüngliche Xiülstellung nicht mehr resp. ebenso wie im Thermo})arometer 

 verändert. 



Da eine gewisse Menge Gas entwickelt wurde und wir bei diesem 

 Apparat auf das ursprüngliche Volumen einstellen, also die Druckäudernng 

 ablesen, so muß bei unveränderter Nullstellung in / der Stand in // in die 

 Höhe gerückt sein. Dieser Stand darf sich, wie gesagt, in 10 Minuten ent- 

 weder nicht oder nur entsprechend der Veränderung im Thermobarometer 

 geändert haben. Wenn man keine Zunahme, dagegen widirend 10 Minuten 

 erhebhche Abnahme, mehr als durch Temperaturänderungen verständlich, 

 beobachtet, enthält das Blut Sauerstoff verbrauchende, zehrende Stoffe und 

 ist füi' eine Bestimmung der absoluten 0., -Mengen nicht i>rauchbar (siehe 

 S. 684).^ 



Ist die Sauerstoffbestimmung beendet, so öffnot man den Hahn // 

 und bringt das System dadurch wieder auf Atmosphärendruck, eniffnet A.' 

 durch Herausnehmen von S, füllt möglichst schnell in die Schlichen /* 

 0-4 cw3 einer SO^/oigen Weinsäure- oder Phosphorsäurelösung, schließt 

 darauf die drei Apparate wieder und beginnt die Einstellung auf die Null- 

 stellung in / von neuem. Nachdem diese unverändert, vermischt man die 

 Säure mit der Flüssigkeit, schüttelt sehr energisch und bestimmt unter 

 immer wieder stattfindender Einstellung in / auf Null die entwickelte 

 Kohlensäure durch die Druckzunahme. 



AbdcM-h iildon, Handbuch der biochemischen Aibfit.snirthi-inii. III. 44 



