694 



Franz M üller. 



Fig. 233 zeigt die neueste nocli nicht publizierte Form des Barcroft- 

 sclien Differenzmanometers ^) : 



Man füllt das mittlere Keservoir mit Nelkenöl, drückt den Stopfen 

 luftirei soweit ein, daß das Öl im mittleren Rohr etwa in Vs der Höhe 

 steht (siehe Fig.), schmilzt das enge Glasrohr oben über dem Gummi und 

 der Stellschraube ab. 



Zur Kalibrierung empfiehlt Barcroft die Gaspumpe oder eine frisch 

 titrierte Wasserstoffsuperoxydlösung {Vbcm^), der man Vbcm^ j^H^SOi 

 in beiden Flaschen des Apparats zusetzt. In den Stopfen bringt man auf 

 der einen Seite 0*2 cm^ Xormal-KMnOi-Lösung. Es soll etwa 0-2«»^ Gas 

 entwickelt v.erden. 



Die Skala ist aus Spiegelglas gefertigt. Die Schüttelgefäße haben die 

 von Flesch zuerst empfohlene Birnform. 



Genauigkeit der Kohlensäureanalyse : 

 Bei sehr genauer Kaübrierung, großer Vorsicht beim 

 Einfüllen des Ammoniak, das gut vor COo-x^bsorption ge- 

 schützt werden muß; ist die Abweichung etwa 57o des be- 

 rechneten Differenzwertes zweier Proben, das heißt doppelt 

 so groß, wie die allerungünstigsten Sauerstoffresultate. 

 Trotzdem hält Barcroft sie doch immer noch für besser 

 als die bisherigen COa-Analysen kleiner Blutmengen. 



D. Modifikation von Barcrofts Apparat nach 

 Plesch zur Bestimmung der Kohlenoxydkapazität. 



Man kann die vorher beschriebenen Apparate A und B 

 auch benutzen, um mit Kohlenoxyd gesättigtes Blut zu 

 analysieren. Dabei ist nur zu beachten, daß die Entwick- 

 lung des Kohlenoxyds durch Ferricyankalium etwas träger 

 verläuft als beim Sauerstoff, daß also stärker geschüttelt 

 werden muß. 



Plesch^) hat für den gleichen Zweck einen auch für 

 1 cm 3 eingerichteten Apparat empfohlen, der in Fig. 234 

 abgebildet ist. 



In das birnenförmige Gefäß 3) E kommt 1 cm^ V4°/oi8es Ammoniak, 

 unter welches man 1 cm^ Blut schichtet. Man schheßt dieses Gefäß 

 an den oberen Teil des Apparates mittelst des Schüffes D luftdicht an. 

 In die kughge Erweiterung H, welche nach unten mit dem Hahn b ver- 

 schlossen ist, kommt V2 ^^'^^ Ferricyankalium. Der ganze Analysenteil des 

 Apparates wird mit einem Schliff an ein i^arcro/i^sches AVassermanometer 

 angesclilossen. Der eine Manometerschenkel N ist auf MiUimeter geteilt, 



*) Fabrikant: Baird & Tatlock. London E. C. Gross St. Haiton Garden. 



-) J. Plesch, Bestimmung des Herzschlagvolumens. Deutsche med. Wochenschr. 

 Jg. 1909. Nr. 6. 



") Der Apparat wird hergestellt von der Firma Bleckmanu & Burger, Berlin, 

 Auguststr. 3 a. 



Fig. 233. 



