Biolotfisfbe Gasaiialvse. 



690 



der andere M trügt nur eine Marke in dei' Mitte. IJcidc Maiiometer- 

 schenkel münden in einem (JefälJ 6/, welches nach iinttii (hu'ch einen 

 Gummisaugpfropfen B abgeschlossen ist nud (iuirli dessen Kompression 

 mittelst der Klemmschrauhe SF der Stand des Manometers veriindert werden 

 kann. Man stellt das Wassernivean des Manometers auf den Nullpunkt 

 ein und verschliel'it den oberen .'Zeitlich dui'clibohrten Hahn a. 



E. Keihenaualyse. 



Beabsichtigt man eine größere Reihe von Parallelbestimmungen der- 

 selben Blutprobe vorzunehmen, so empfiehlt es sich, eine andere, gleich- 

 falls von PIcsch ausgearbeitete Methodik 

 zu benutzen. Bei dieser füllt man in 

 etwa 20 cm^ fassende, in ihrem Mittel- 

 teil erweiterte Röhrchen von etwa0"5 cm^ 

 Weite, die zunächst nur auf der einen 

 Seite durch ein angesetztes Schlauch- 

 stück und Qnetschhahn verschlossen 

 sind, je 2 cm'^ Ammoniaklösung (2:.')00), 

 dann läßt man je 1 c^yr' der zu unter- 

 suchenden Blutprobe zufließen und macht 

 durch lebhaftes Umschwenken voll- 

 kommen lackfarben (eventuell mit Sa- 

 ponin). In die Röhrchen tut man der 

 Reihe nach Ya cm^ gesättigter Ferrieyan- 

 kaliumlösung, verstopft sofort durch 

 Überstülpen eines schon bereit liegen- 

 den, mit Quetschhahn versehenen zweiten 

 Schlauchstückes und bringt durch leb- 

 haftes Schütteln das Gas zur Entwick- 

 lung. Die l^roben können so einige 

 Stunden in der Kälte liegen. 



Um das entwickelte Kohlenoxyd 

 zu analysieren, benutzt Plesch seinen 

 Yerbrennungsapparat (Fig. 209, S. 642), 

 in dem die Abnahme des Inhaltes nach fir. 23*. 



der Verbrennung durch die Druckab- 

 nahme mittelst Halda/ic-Barcrqthi'hen Manometers (Wasser natürlich) 

 gemessen wird. Da auch bei Verbrennung von i-einer Luft geringe Spuren 

 von Stickstoff verbrennen, so wird ein mit Luft gefüllter, ganz gleicher 

 Verbreunungsapparat gleichzeitig beobachtet. Die Methode erfordert eine 

 nicht geringe Übung, sie gestattet nllerdings. wie (>rw;ilint. minimale Kohlen- 

 oxydmengen zu bestimmen. 



Zum Überfüllen aus den Röluchen wird das Verbrennungsgefäl» mit 

 der Wasserstrahlpumpe evakuiert, das Blutröhrchen durch ein. wie Fig. 209 



